510 L. Michaelis. 



einem gröberen , von 5 zu 5 O regulierbaren Widerstand von insgesamt 

 100 11 und einem fein regulierbaren Scliieberwiderstand von insgesamt etwa 

 10 O. Durch die beiden regulierbaren Widerstände geschieht die gröbere 

 und zum Schluß die feine Regulierung des Vorschaltwiderstandes. Sehr zu 

 empfehlen ist statt dessen auch ein zusammengekoppelter gröberer und 

 feinerer regulierbarer Gleitwiderstand (wie in Fig. 4). ^) 



c) Die Meßbrücke. 



Die „Meßbrücke" ist entweder die von den Leitfähigkeitsbestim- 

 mungen her bekannte, oder sie besteht wie in Fig. 127 am besten aus zwei 

 gleichen Widerstandskästen zu je 1110 O, enthaltend: 



= 1110 o. 

 Bei Nichtgebrauch müssen die Stöpsel locker eingesteckt werden. 

 Zum Gebrauch werden zunächst alle Stöpsel des einen Rheostaten ent- 

 fernt. Die eingesteckten Stöpsel müssen fest eingedreht werden. Von Zeit 

 zu Zeit werden die Stöpsel mit Petroleum zur Säuberung abgerieben, im 

 Notfall mit Schmirgelpapier zart abgerieben. 



d) Das Elektrometer. 



Als Elektrometer kommen in Betracht: ein sehr empfindhches Nadel- 

 galvanometer, oder ein Spiegelgalvanometer, oder ein Saitengalvanometer, 

 oder ein Kapillarelektrometer. Zur Einübung der Methode dient zunächst am 

 einfachsten irgend ein empfindliches Nadelgalvanometer. Weiterhin aber 

 empfehle ich mit aller Entschiedenheit das Kapillarelektrometer, und zwar 

 in der Form, wie sie Ostivald gegeben hat. Einige ganz unbedeutende, dem 

 Zweck angepaßte Abänderungen hat das Kapillarelektrometer in der Form 

 erfahren, wie es der Apparatur für Gasketten (Vereinigte Fabriken für 

 Laboratoriumsbedarf) auf meine Veranlassung beigegeben wird. 



Das Kapillar elektrometer AÜrd folgendermaßen für den Gebrauch 

 vorbereitet. Man verschaffe sich Quecksilber, welches von unedleren Me- 

 tallen absolut rein ist. Man erhält dies aus gewöhnhchem käuflichen Queck- 

 silber, indem man dieses mit einer starken Lösung von Merkuronitrat (in 

 destilliertem Wasser) längere Zeit durchschüttelt, dann die Merkuri- 

 nitratlösung abgießt, mehrere Male mit destilliertem (auf keinen Fall 



*) Ein für diese Zwecke geeigneter Widerstand wird auf meine Veranlassung in 

 den Vereinigten Fabriken für Laboratoriumsbedarf vorrätig gehalten. 



