Die Bestiuinuui),' der WasserstoffioueiikoiiziMitratiou tlurcli (jusketten. 



511 



Leitunj^swasser mit Hp: in Berüliniii}^' hriiiiicn:) Wasser wuscht, das Queck- 

 silber in einer Porzellanschale mit Filtrierpapier trocken sautrt und filtriert. 

 Quecksilber wird filtriert, indem man ein {gewöhnliches Filter in einen 

 Trichter einpalit und in die Spitze des Filters mit einer feinen (nicht 

 rostiiienlj Nadel ein Loch stöllt. 



Das so «^ereini^te Quecksilber wird in die offnuiii;- A einj-efüllt, bis 

 es in den anderen Schenkel überliinft und teilweise in die Ku^cl K ab- 

 tropft. Die Quecksilbermasse zer- 

 reißt dann und es bleii)t ein Niveau Fig.ias. 

 bei B bestehen. Man achte ja dar- A 

 auf, daß in der Kuj^el K so viel 

 H^ sich befindet, daß der ein- 

 geschmolzene riatinkontakt ganz 

 von Hg bedeckt ist. 



Eine besondere Iieinigung der 

 Glaskapillare vor der Füllung ist 

 bei frischen Röhren nicht notwendig. 

 Schon gebrauchte Röhrchen lassen 

 sich nur mühsam zunächst mit 

 Schwefelsäurel)ichi'omatmis('hiing, 

 dann lange mit durchgesaugtem 

 destillierten Wasser, Alkohol, Äther, 

 Luft wieder reinigen. 



Nach EinfüUung des Queck- 

 silbers wird in die Öffnung E 

 eine Mischung von 1 N'olum kon- 

 zentrierter Ha SOi + 6 \olum 

 Wasser eingefüllt, durch Wippen 

 die Luftblasen bei B entfernt , so 

 daß der Quecksilljermeniskus B die 

 Schwefelsäure gut i)erülirt. Die 

 beiden Zuleitungsdrähte müssen 

 stets kurz geschlossen werden, was 

 durch den Tauchkontakt C ge- 

 schieht, und nur unmittell)ar vor 



dem Gebrauch darf dieser Tauchkontakt höclistens auf wenii^e Sekunden 

 geöffnet werden. Ist das Elektrometer in guter Ordnung, so darf sich der 

 Quecksilbermeniscus nach diesem Öffnen ab.^olut nicht bewegen. 



Die Beobachtung des Quecksilbermeniskus geschieht durch ein kleines 

 Mikroskop, in dessen Okular eine Teilung eingeätzt ist. Auf die Außenseite 

 (die dem Mikroskop zugewandte Seite) der Kapillare wird ein Stück eines 

 Deckgläschens D mit Kanadabalsam befestigt, um die gewölbte Ol)erfläche der 

 Kapillare zu ebnen und das miki-oskopische Bihl des Meniscus zu verschärfen. 



Das Kapillarelektrometer ist ein vorzügliches, ai)er in der Hand des 

 Ungeübten oft launisches Instrument. Bald ist es hochempfinillich. bald 



Eapillarelektroineter (.ohne Stativ). 



