Die Bestimmuug der Wasserstoffioncnkouzentration diircli (iaskettc-n. f,l3 



sättigte Lösung von reinem kristallisiertem Kadmiiimsulfat durch Verreiben 

 gleicher (lewichtsteile des Salzes und von Wasser. Die gesättigte Lösung 

 wird zu ^veiterem Ciebrancli abgegossen und von dem rcstierenden 

 Kristallbrei eine Schicht von etwa '^ nnn Höhe auf das Kadmium- 

 amalgam geschichtet. Kiiie andere Portiun des Breies mit etwas Mcr- 

 kurosulfat, etwas Quecksilber und etwas gesättigter Kadmiumsulfatlösnng 

 verrieben, dekantiert, die Kadmiumsulfatlösung abgegossen und durch neue 

 ersetzt und auf gleiche Weise mehrere Male mit Kadmiiuusulfatlösung ge- 

 waschen, um alle leicht löslichen Hg-Salze zu entfernen, die das Merkuro- 

 sulfat etwa als Verunreinigung enthalten haben könnte. Schlieltlich wird 

 die gewaschene Taste in einer b iio» hohen Schicht auf das Quecksilber 

 des H-(iefäßes geschichtet. Nun werden die Schenkel des Il-defälies mit 

 erbsgroßen Kristallen von Kadmiumsulfat beschickt und mit gesättigter 

 Kadmiumsulfatlösung angefüllt. Die beiden Schenkel werden mit ge- 

 schmolzenem Paraffin geschlossen, indessen man Sorge trägt, daß eine 

 Luftblase unter dem Paraffin bestehen bleibt, damit bei Ausdehimng durch 

 die Wärme das Gefäß nicht zersprengt wird. Auf das Paraffin kann man 

 noch eine Korkscheibe decken und darauf Siegellack gießen. Das Kleinent 

 ist sofort gel)rauchsfertig. 



Die EMK des Westonelementes beträgt bei 



0" 50 10« 150 20» 25" ;-)0» 



1-01S9 1-018*) 1-01S9 1-0188 10186 1-0184 POISI Volt. 



Die Abweichungen davon betragen I)ei Anwendung reiner Reagenzien 

 nicht mehr als höchstens + 02 Millivolt. Es können natürlich auch Ele- 

 mente benutzt werden, die einen etwa um 1 Millivolt abweichenden Wert 

 haben, nur muß diese Abweichung beständig und bekannt sein. 



Das Normalelement darf niemals zu einer irgendwie erheblichen 

 Stromentnahme benutzt werden. Ist dies dennoch versehentlich geschehen 

 (Kurzschluß), so regeneriert sich das Element ganz allmählich erst wieder 

 spontan und darf zu ^lessungszwecken erst wieder benutzt werden, wenn 

 es eine konstante EMK angenommen hat, also am nächsten Tage. 



Die physikalisch-technische Reichsanstalt üi)ernimmt die Aichung 

 solcher Normalelemente. 



f) Die Gaskette. 



Die Gaskette ist ein galvanisches Element, welches aus der Vergleich.s- 

 elektrode und der Untersuchungselektrode besteht. Als Vergleichselektrode 

 benutzt man entw^eder eine Wasserstoffelektrode mit einer genau bekann- 

 ten Säurelösung oder die Dezinormalkalomelelektrode. Die Herstellung der 

 Wasserstoffelektrode geschieht genau auf dem gleichen Wege, wie t's so- 

 gleich für die l^ntersuchungselektrode beschrieben werden wird, /u be- 

 sprechen ist nur noch die Säurelösung, mit welcher dieselbe gefüllt werden 

 soll. Diese muß folgende P.ediugungeu erfüllen: die Il-Konzeutration muß 

 genau bekannt sein und die Lösung muß so beschaffeu sein, daß das Dif- 

 fusionspotential gegen die Mittelflüssigkeit entweder verschwindend klein 



Abderbal do n , Handbuch der biocberaiHcben Arbeittmethodrii. V. 33 



