Die Bestiminiui'' der \Vasserstoffioiiciik<mzoiitration durch Gasketten. 



r.i:, 



Fiff.lSO. 



Platinkontakt sicher bedeckt wird. Dann schüttet man eine Messerspitze 

 Kalomel hinein, schüttelt es leicht mit dem Hf^- durch und füllt das ganzo 



Gefäß mit einer sehr i>enau herfi:estellten — -Lösunj^ von KCl. I)ann ver- 

 schließt man das Gefäß mit dem Glasrohr /•', welches den l'latinkontakt ent- 

 hält und füllt dieses Kohr mit Quecksilber, in welches der Zuleitungsdraht 

 später hineingesteckt werden kann. Jetzt öffnet man den Hahn Ji, lüftet 

 den Verschluß^ und läßt die KCl-Lösung etwas au.sfließen, bis alle Luft- 

 blasen in dem Ableitungsrohr verdrängt sind, schließt dann li und A wieder. 

 Die Spitze C wird in eine Manne mit gesättigter KCl-Lösung getaucht, 

 wie in Fig. 126 zu sehen ist. Unmittelbar vor der Messung öffnet man den 

 Hahn B. Bei Nichtgebrauch ist er so- 

 fort wieder zu verschließen. An jedem 

 Untersuchungstage lasse man ein wenig 

 von der KCl-Lösung aus dem Gefäß 

 abfließen. Gelegentlich erneuere man 

 die Füllung. Das Quecksilber braucht 

 nicht erneuert zu werden. 



Das Potential dieser Elektrode 



gegen die -— n Wasserstoffelektrode be- 

 trägt nach den sehr sorgfältigen Mes- 

 sungen von Sörensen bei 18"= 0";>o77 

 Volt. 



Findet man z. B., daß die EMK 

 einer Kette, bestehend aus der Ver- 

 suchselektrode und derKalomelelektrode 

 als Vergleichselektrode Ü"ol00 Volt be- 

 trägt, so weiß man, daß die Versuchs- 

 elektrode gegen die — n 



die EMK 



0-5100 

 —0-3377 



IL-Elekt rollt' 



KCl 



Calomel 



= 0-1723 Volt 



Kalomelelektrode. 



betragen würde, welcher Wert dann zur Rechnung benutzt wird. 



Die Kalomelelektrode hat den großen ^■ort('il, daß 



sie stets fertig 



zur Untersuchung ist und man die Einleitung des IL und die öfters not- 

 wendige Instandsetzung der Platin-ll.^-Elektrode wenigstens an der Ver- 

 gleichselektrode spart, und daß ferner das Diffusionspotential gegen jede 

 beliebige KCl-Lösung = ist. Sie hat ferner den Vorteil, daß bei noch .so 

 hoher IL-Konzentration der Versuchslösung keine Umkehr der Strom- 

 richtung eintritt und man auf die Stromrichtung überhaupt nicht mehr 

 zu achten hat, sobald alles einmal richtig montiert ist. 



33* 



