Die BestimmiiiiLT <lor Wasserstoffidiionk-onzentratioii iliirdi (iaslcelteii. ,")17 



Die Platiniorung nuill von Zeit zu Zeit erneuert werden. Wird die 

 Elektrode immer nur mit eiweilifreien Lösungen gefüllt, so hält sie sich 

 oft viele Wochen lang gut. Im anderen Fall kann es vorkommen, dal» die 

 Platinierung alle paar Tage notwendig wird. 



Die fertig platinierte Elektrode wird erst auf ihre Güte geprüft. 

 Dies geschieht am einfachsten, indem man eine Lösung von genau l)e- 

 kannter H-Konzentration mit ihr milit. Als solche \'ergleichslösung emp- 

 fehle ich: 



10 cm^ n Na OH 

 20 ., n Essigsäure 

 70 ,, dest. AVasser. 

 Die Platinelektrode muß gegen die Kalomelelektrode bei 18" C die 

 EMK 0-6045 VoltM haben. Mehr als höchstens ±0001 \nlt Differenz 



Fig. 132. 



VF.L. BERLIN 



H2SO4Ö- 



Platiniernngs- nnd BeduktionsgefäU. 



ist eigentlich unstatthaft, obwohl für die allermeisten Zwecke eine Ab- 

 weichung von 0-002 bis O-OO;» \'olt noch i^ai- nicht in Betracht kommt. 

 Pei längerem Gebrauch wird die Elektrode schlecht. Man bemerkt 

 das daran, daß ganz plötzlich unmögliche Resultate herauskommen. Kleine 

 Fehler macht die Platinelektrode nicht so leicht: wird sie schlecht, so 

 gibt sie sofort ganz unwahrscheinliche Pvesultate. Auch kommt es vor, dal5 

 eine Verschlechterung der Elektrode sich dadurch anzeigt, daß sie zur 



') Für andere Temperaturen ist dieser Wert iiocli niclit mit dem ^'leiclien Grad 

 von Genauigkeit festgelegt. Mit praktisch genügender Genauigkeit kann man aber bis 

 zu etwa 24" C pro Grad 08 Millivolt zuziehen, so daß die EMK dieser Kette beträgt: 



bei 18« C)()Ü4 j Volt 



„20" 0(i()()l .. 



„22» 0()078 „ 



,24" 0-60',l3 ., 



