Die Bestimmung der AVasserstoffioneiikonzentration durch GäBkotteii. 523 



Wir setzen die Kette an und fiiuleii hei IH» C 



sofort die EM K =0-6000 Volt 



nach 10 Minuten O'GOHO „ 



„20 „ 0-6045 „ 



„30 „ 0-604:) „ 



„ 2 Stunden 0-6045 „ 



. 8 « 0-6045 „ 



..24 0-(')045 „ 



Der endg-ültige Wert ist also 0-6045. 



Wir ziehen zuniichst die Potentialdifferenz der Kalonielelektrode gegen 

 die Xorinal-H^-Elektrode, 0-3o77 Volt, ab und finden 



0-6045 



— 0-aa77 



E= 0-2668 Volt 



als EMK unserer Elektrode gegen y-Norinal-ll..-Klektrode. 



Nun ist E = 0-0001 983. T( log 1 — lotix) oder, da log 1=0, 



E = — 00001 983. T. log X 

 oder nach log x aufgelöst, 



lOS" X = 



*= 0-0001983. T 



T ist in unserem Fall, wo die Temperatur 18° C betrug, 273 + 18 = 291, 

 und E = 0-2668, also 



log X = — 4624 

 oder logx = 0-376 — 5 

 also x = 2-38.10-^ 



Wir finden also für unsere Flüssigkeit: 



Ph = 4-62 

 und l H- 1 = 2-38 . 10-\ 

 Von Interes.se ist nun die Feststellung, welchen Einfluli ein kleiner 

 Fehler in der Bestimmung der EMK auf den Ausgang der Rechnung hat. 

 Man kann sagen, daß unter Bedingungen, wie sie in physiologischen Ar- 

 beiten gegeben sind, die Genauigkeit der Bestimmung der EMK mit- 

 unter nur auf ± 0-003 Volt möglich ist. In unserem Fall würde also der 

 gefundene Wert von 0-6045 ungenau .sein bis auf ± .") Millivolt. Bei 

 EMK = 06075 würde sein 



pu = 4676 



[H-] = 2-11.10-5 



und bei EMK = 0-6015 würde sein 



p,i = 4568 

 [H-] = 2-70.10-^ 

 Es ist also, bei einem Spielraum der EMK von ±3 Millivolt, die 

 Genauigkeit der IJestimmung von pa = ± 0-05 — O'Oö, 



von [H-]=±10Vo ^lis 15% des (Jesamtwertes. 



