582 E. Abderlialdeii. 



peratur zu arbeiten. Fast alle bisherioen Untersuchungen sind bei :>7" aus- 

 geführt worden. \' erwendet man zu den A'ersuchen die gewöhnlichen Po- 

 larisationsrohre, dann läuft man (iefahr, dali während des Al)lesens die 

 Temperatur sinkt. Bei großer f^bung reduziert sich die Ablesungszeit auf 

 ein Minimum. Besser ist es auf alle Fälle, Polarisationsrohre anzuwenden, 

 die von einem Mantel umgeben sind, der mit Wasser gefüllt werden kann. 

 (^'gl. die Fig. 146.) 



Am besten geht man so vor, daß man den Mantel des Polarisations- 

 rohres mit Wasser von ca. 45" füllt. Man kontrolliert dann mit dem 

 Thermometer, bis der Mantel eine Temperatur von oT" zeigt. Jetzt füllt 

 man das Gemisch ein. Es ist unter allen Umständen besser, das ganze 

 Gemisch in einem Pteagenzglas vorzubereiten und nicht im Pohr selbst 

 zu mischen. Trübungen lassen sich so leicht vor dem Einfüllen erkennen. 

 Das Polarisationsrohr wird nicht gleich verunreinigt und steht zu weiteren 

 Versuchen bereit, falls eine Probe unbrauchbar ist. 



Nun wird sofort das Drehungsvermogen aligelesen. Zu all diesen 

 Versuchen ist unter allen Umständen ein erstklassiges Instrument not- 

 Avendig. Arbeitet man mit einem der gewöhnlichen Polarisationsapparate. 

 dann läuft man Gefahr, durch Ablesungsfehler grolle Täuschungen zu 

 erleben. P)ewährt hat sich bis jetzt nur der dreiteilige LandoJt-Lipjnchsche 

 Polarisationsapparat. Er wird von der Firma Schmidt & Hänsch, Berlin, 

 nebst den nach den Angaben des \'erfasser für diesen Zweck konstruierten 

 Polarisationsröhren geliefert (vgl. die nebenstehende Abbildung). Nur Unter- 

 suchungen, die mit einem sehr guten Polarisationsapparat ausgeführt sind, 

 haben Anspruch auf Zuverlässigkeit. Die Ausschläge, die man bei der- 

 artigen Untersuchungen erhält, sind naturgemäß keine großen. Die einzelne 

 Ablesung muß daher mit großer Exaktheit vorgenommen werden können. 



Am besten läßt man der sofortigen Ablesung nach .ö Minuten eine 

 ZAveite folgen. Nun hat das ganze (iemisch sicher o7°. A'on nun an liest 

 man in bestimmten Zeitabschnitten regelmäßig ab. Meist genügt es, wenn 

 alle Stunde abgelesen wird. Mehr als zwei Tage wird man meist nicht 

 beobachten. Unter allen Umständen muß man Kontrollversuche ausfiUiren. 

 und zwar bei jedem Einzelversuch. Einmal ist das Pepton als solches zu 

 prüfen, dann wird ein Bohr gefüllt mit der Peptonlösung und Plasma re- 

 spektive Serum von einem normalen Tier und endlich läßt man gleich- 

 zeitig einen Versuch mit dem inaktivierten Plasma (Erwärmen auf 60'^') 

 laufen. Durch die Kontrollversuche schließt man Täuschungen aus. ]\Ian 

 wird auch nie sich mit einem ^'ersuch liegnügen dürfen. Nur der mehr- 

 fach erhobene gleichsinnige Befund ist von Wert. 



Meist verlaufen die Versuche in der geschilderten Weise ganz glatt. 

 Die Piesultate lassen sich in Kurven wiedergeben. Auf der ( )rdinate zeichnet 

 man z. B. die in bestimmten Zeiten festgestellte Drehung auf, und auf der 

 Abszisse trägt man die Zeiten ein. 



Unbrauchbar werden die Versuche, wenn während der Beol)achtung 

 sich Trübungen und Fällungen zeigen. Es ist besser, in solchen Fällen den 



