608 F. Fuhrmann. 



nügt dieses Maiioineter. Für relativ niedere Drucke unter 5 kg empfiehlt 

 sich die Anschaffung eines zweiten passenden Federmanometers, welches 

 eine in Vio % geteilte Skala mit dem Meßbereich von 1 — 5 kg aufweist. 

 Für die Messung sehr niedriger Überdrucke von 1 — 2 kg verwendet Arthur 

 Meyer sein ..Quecksilbermanometer'", das im vorhergehenden Abschnitt auf 

 Seite 597 bereits beschrieben ist. 



Das Arbeiten mit diesen Apparaten gestaltet sich nun nach Arthur 

 Meyer (1. c. S. 893) folgendermaßen: ..Man stellt zuerst das Reduzierventil 

 des Preßgasapparates auf den Druck ein, bei dem das Wachstum statt- 

 finden soll, stellt dann die Kulturen in den Druckraum, dessen Boden man 

 mit etwas Wasser bedeckt hat und legt den Deckel auf. 



Dazu wird die vorher in Wasser getauchte Gummischeibe, wenn sie 

 noch neu ist, am Rande mit einer -Marke (einem sehr kleinen Ausschnitt 

 z. B.) versehen und so auf den Rand des Deckels aufgelegt, daß die Marke 

 über der Zahl liegt, die sich am Rande des Deckels befindet. Der Deckel 

 wird dann so aufgelegt, daß seine Zahl über der in den Rand des Kultur- 

 gefäßes eingeschlagenen Zahl zu liegen kommt." Dann stellt man den 

 Bügel hoch und schraubt die Schraube desselben (s. Fig. 159) fest, damit 

 der Deckel stark niedergedrückt wird und so Rillen in die neue Scheibe 

 gepreßt werden. Alle Viertelstunden etwa 4 — 5mal wird die Schraube mit 

 dem Schlüssel maximal nachgezogen. Dann erst nimmt man den i\.pparat 

 in Gebrauch. Man verbindet den Preßapparat mit dem Druckapparat und 

 läßt nach richtiger EinsteUung des Reduzierventils durch Öffnen des Ein- 

 strömhahnes langsam so lange Preßluft einströmen, bis das Manometer des 

 Druckgefäßes den gewünschten Druck anzeigt. Dann schheßt man alle 

 Hähne. Bei der Entnahme der Kulturen ist darauf zu achten, daß nur 

 langsam die Luft aus dem Druckgefäße ausströmt, wozu die Auslaßöff- 

 nung unter dem Sicherheitsventil (Fig. 158) dient. Gallertige Nährböden 

 werden sonst von der rasch ausströmenden Luft vollständig zerrissen. Des- 

 halb vermindert man zuerst den Druck auf etwa 2 kg und schheßt 

 wieder den Druckraum. Jetzt lüftet man ein wenig die Verschlußschraube 

 am Bügel, damit der noch herrschende Überdruck den Deckel lockert. 

 Dann erst läßt man langsam die Preßluft vollständig austreten. 



Die in dem Druckgefäß herrschenden Sauerstoff mengen werden 

 nun nach A. Meyer (1. c.) nach folgender Formel berechnet, wenn Feder- 

 manometer zur Anwendung kommen: 



M-u- n- 1 ü PI u '^0"9 273-hO a + (k. 735-5) . ,_, ^^^. 



Mdhgramm in der Preßluft = -^-ir— . ^^^ , ^ . — — . 1-4292 . 1000. 



100 2<o-f- 1 7dO 



Darin bedeutet: 



t = Lufttemperatur in dem Drucki-aum bei der Manometerablesung ; 

 a = Barometerstand bei der Aichung des Manometers; 

 k =: am Manometer in Kilogrammen abgelesener Druck im Druckraum ; 

 209 = Volumprozente in der atmosphärischen Luft; 

 — 273 = absoluter Nullpunkt. 



