650 



Viktor Heil seil. 



Vo + V, 



2 



also 



50 + 34-25 

 2 



gibt den Wert 



beiden Geschwindigkeiten halbiert 



für den Einstrom von 42- 125 = v. 



Durch Division von v, mit 32-580 ergibt sich, daß dabei 1-293«« 

 durch jeden Quadratzentimeter des Netzes filtrieren müßten. Die Tabelle 

 ergibt, daß um diese Filtration zu bewirken, ein Druck Sg, von {1-612 cm 

 erforderlich ist. Daraus ergibt sich der Überdruck am Netzeingang zu 



do — §2 = ^3 l-'i-i — 0-61 2 = 0-723. 

 Mit der Geschwindigkeit des Einstroms. die dieser Überdruck her- 

 vorbringt, wird die Annäherungsrechnung fortgeführt. Auf diese Weise 

 hat sich die nachfolgende TabeUe berechnen lassen. 



Zuggeschwindigkeit pro Sek. /cm 



100 



75 



50 



25 



Äquivalenter Druck d = Sek. 'c»m . . 



Druck im Xetz o — Sek. /cm . . . . 



Druck am Eingang d — o = Sek./cm . 



Ein- und Ausstrom pro Sek. cm^ . . 



Ein- und Ausstrom pro Im . . . . 



Fläche des fangenden Eingangs . . 

 Koeffizient pro Quadratmeter Fläche 



5-0975 

 1-373 

 3-7243 

 S5479 

 85479 

 855 

 11-7 



2-8672 

 0-9404 

 1-9268 

 61534 

 82025 

 820 

 1219 



1-34 

 0-559 

 0-781 

 38989 

 77978 

 780 

 12-82 



0-31858 



0-202 



0-11658- 



15170 



60680 



607 



16-453 



Die Tabelle zeigt den Unterschied der Filti-ationsgröße . der durch 

 Verschiedenheiten der Zuggeschwindigkeit verursacht wird, auch können 

 die Wirkungen von Verschiedenheiten der Größe der Netzwand sowie die 

 Unterschiede des Ertrages gleichgebauter Netze verschiedener Größe be- 

 rechnet werden. Die absolute Größe derPlanktonmas.se, die auf die Ein- 

 heit der Wasseroberfläche entfäUt . läßt sich durch diese Rechnung nicht 

 feststellen. Die Rechnung beruht auf der Annahme, daß auf der ganzen 

 Netzwand ein gleicher Druck steht. Diese Annahme trifft nicht zu, 

 .sondern es findet sich ein Druckgefälle. Am Elingang ist der Druck 

 größer als der Mitteldruck, und da hier bereits viel Wasser abfiltriert, 

 sinkt der Druck nach der Endfläche des Netzes mehr und mehr ab. Der 

 große Druck an dem Eingang mindert den Überdruck, daher wird weniger 

 Wasser in das Netz hineinfließen, als die Rechnung nachweist. Wahrschein- 

 lich findet außerdem wegen der Rauhigkeit der Netzwand an deren Außen- 

 fläche ein gewisser Zug statt. Es läßt sich daher die wahre Filtrations- 

 größe nur empirisch bestimmen. Zu diesem Zweck wird die Eingangs- 

 öffnung auf das 20- bis 40fache verengt und eine Reihe von Zügen mit 

 dieser verengten Öffnung ausgeführt. Zugleich werden einige Züge mit der 

 fi'eien Eingangsöffnung an dem gleichen Ort zu gleicher Zeit ausgeführt. 

 Dann wird die Zahl derjenigen Planktonten, die sicher fangbar und in 

 größerer Anzahl in den Fängen vorhanden sind, bestimmt. Bei den mit 

 kleiner Öffnung gemachten Zügen ist der Innendruck so klein, daß nur 

 1 oder 2% der Wassermasse, die wirklich hätte filtriert werden können, 



