40 



L. Michaelis. 



ZU imlöslichem Cl Ag gebunden, welches als Trübung erscheint. An der Ka- 

 thode Avird metallisches Kupfer abgeschieden. Eine Veränderung der neu- 

 tralen Reaktion tritt also nicht ein. 



Häufig kommt es darauf an. die Wanderungsrichtung bei Gegenwart 

 von Neutralsalzen und besonders bei Gegenwart von Säui'en oder Alkalien 

 zu ermitteln. 



Will man z. B. das Ferment in Gegenwart von ^/loo n CIK untersuchen, 

 so würde sich eine Anordnung empfehlen, die man entsprechend dem vor- 

 stehenden Schema in nunmehr leicht verständlicher Weise so ausdrücken, 

 kann : 



-f Aa- 



st arke CIK- 

 Lösung 



ViooiiClK- 

 Lösung 



Ferment in 



VioonClK- 



Lösung 



VioonCIK- 

 Lösuno: 



CuClo 

 5 



Kupfer — 



Die Zusammensetzung dieser Anordnung geschieht folgendermaßen: 

 Die Lösung des Ferments in Vioo n Gl K wird in das Mittelgefäß gebracht, 

 die seitlichen Hähne dann geschlossen, die seitlichen Räume ausgewaschen, 

 mit ViooiiGlK gefüllt, die Aufsätze aufgesetzt, ebenfalls mit VioouGlK 

 gefüllt, dann in die Anodenseite CIK in Substanz, in die Kathodenseite 

 Gu CI2 in Substanz eingebracht. Die Menge dieser Salze muß jetzt etwas 

 reichlicher bemessen werden, weil bei dem stärkeren Strom, der durch 

 die besser leitenden Hüssigkeiten geht, diese Salze sonst vor Abbruch des 

 Versuches erschöpft sein könnten und ^ damit eine Änderung der Reaktion 

 eintreten würde. Dann werden die metallischen Elektroden wie oben ein- 

 geführt. Die Silberelektrode darf nicht zu dünn sein , weil sie bei dem 

 stärkeren Strom sonst in wenigen Stunden aufgezehrt sein könnte. 



AVill man die Wanderung des Ferments in saurer Lösung, z. B. in 

 VioonHCl, untersuchen, so verfahre man folgendermaßen: 



+ Ag 



starke HCl 

 1 



VioonHCl 

 2 



Ferment in 

 ViooiiHCI 



VjoonHClICuCU! Kupfer 



4 I 5 



Man fülle das Mittelgefäß mit der Lösung des Ferments in Vioo n H Cl, 

 fülle die seitücheu Gefäße und die Aufsätze ebenfalls mit VioonHCl, 

 unterschichte an der Anode mit einer Pipette, die man bis auf den Boden 

 des Kugelansatzes einführt, die Flüssigkeit mit 1 cm^ Hy oi^em HCl, gebe 

 in das Kathodengefäß CuClg in Substanz und verfahre weiter wie oben. 

 So wird der Säuregehalt in allen Räumen des eigentlichen L^-Rohres einiger- 

 maßen konstant gehalten. 



Daß der in dem Kugelgefäß so reichlich enthaltene Elektrolvt durch 

 Diffusion sich in störenden Mengen bis in die Räume des L^-Rohres 

 verbreitet, ist bei einer Versuchsdauer von 24 Stunden nicht zu be- 

 fürchten. 



