70 



R. Chodat. 



Fig. 13. 



behufs Druckaiisgieichung geöffnet, dann 

 wird i wieder geschlossen. Der Schliff 

 bei E sowie sämüiche Hähne sind sorg- 

 fältig einzufetten. Bezüglich letzterer 

 sei noch erwähnt, daß die Hähne h, o. r/ 

 und h etwa mit 1 cm weiten Bohrungen 

 versehen sind, um den Flüssigkeiten 

 einen bequemen und raschen Durchfluß 

 zu ermöglichen. 



Das ^lanometerrohr ist, soweit die 

 Millimeterteilung (100 mm nach auf- und 

 abwärts) reicht, genau kaübriert, so daß 

 das Yolum in Kubikzentimetern für jeden 

 Millimeter aus der Kalibrierungstabelle 

 abgelesen werden kann. 



Mischen sich nun die beiden 

 Flüssigkeiten bei geöffnetem Hahn a in 

 der Abteilung B und findet Gasent- 

 AHcklung statt, so steigt das Quecksilber 

 im Manometer, und es kann nun für 

 jede beUebige Zeitdauer des Versuches 

 das A'olumen des entwickelten Gases be- 

 stimmt werden. Hierzu ist es nur nötig, 

 dasselbe jedesmal auf gleiche Tempe- 

 ratur (0") und gleichen r)ruck (7(30 wm) 

 zu reduzieren. 



Die Abteilung C dient dazu, einer 

 Übersättigung mit Gas vorzubeugen. Sie 

 wird darum mit einer gesättigten Koch- 

 salzlösung beschickt. Sie bezweckt zwei- 

 tens ein vollkommeneres Durchmischen 

 der in B befindlichen Flüssigkeit, indem 

 sie nach einer bestimmten Versuchs- 

 dauer nach C fällt, wenn Hahn (/ ge- 

 öffnet wird. Endlich wird durch das 

 rasche Durchfließen der Flüssigkeit 

 einer Übersättigung vorgebeugt, und 

 gleichzeitig werden die an den Wänden 

 haftenden Gasblasen zum Verschwinden 

 gebracht. 



Diese Methoden sind jedoch zu 

 unvollkommen, um dadurch zu absoluten 

 Werten zu gelangen. Sie können nur zu 

 Vergleichsversuchen dienen, d. h. um 

 die aktive Masse in einem bestimmten 



