Verdauung: Operative Technik z. Studium d. Vei-dauuug u. d. Resorption. 79 



bezeiclmet werden, wenn sie eine vollkommene Ausscheidung des an 

 den Ort der Fistel gelangenden Chymus gestattet. Nun besitzt jeder 

 einzelne Hund bestimmte Dimensionen seines Darmlumens, deren Ab- 

 schätzung im voraus unmöglich ist. Dementsprechend ist es ratsam, vor 

 der Operation mehrere Fistelröhren verschiedenen Kalil)ers vorzubereiten, 

 d. h. dieselben mit den übrigen Instrumenten zusammen zu sterilisieren 

 und davon bei Besichtigung des Darmes das für den betreffenden Fall am 

 besten passende Exemplar zu wählen. Wonach man sich bei der Wahl der 

 Röhrengröße richten muß, wird weiter unten bei der Beschreibung der 

 Operatioustechnik erläutert. 



Die Erfahrung hat gezeigt, daß folgende Dimensionen am zweck- 

 mäßigsten erscheinen. Alle Maße sind in Millimetern angegeijen. 



1. Fistelröhre für den Magen. 



Lumenweite 22 



Röhrenlänge 40 



Breite des inneren Randes . 10 



Breite des äulkren Ringes . 12 



2. Einfache Fistelröhre für den Darm. 



Nr. 1 Nr. 2 Nr. H 



Lumenweite 15 18 22 



Röhrenlänge 40 40 40 



Breite des inneren Randes . . Vs^j Vio Vio 



o. Zweikammerige Fistelröhre. 



Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 



Lumenweite 1^25') 'V^o 'Vss 



Röhrenlänge 40 40 40 



Höhe des inneren Scheidewand- 

 vorsprunges :-i 4 5 



Höhe des äußeren Scheidewand- 

 vorsprunges 4 6 8 



Breite des inneren Randes . . 5 6 7 



Zerlegbare Fistelröhren müssen im allgemeinen gleiche Dimensionen 

 haben wie die einfachen; es muß nur hervorgehoben werden, daß die Länge 

 der Flügel (Fig. 11 c und d) 2 — 2V2 <^w* betragen muß. 



5. Verschiedenartige für die Versuche nötige Vorrichtungen. 



1. Ballon ap parate. London hat zwei Arten von Ballonapparaten 

 ausgearbeitet, welche allen Forderungen der Polyfistelmethode entsprechen: 



*) über dem Strich ist die Breite des schmäleren, unter dem Stricii diejenige 

 des weiten Randes augegeben. 



