150 



E. Zu HZ. 



Fig. 3C. 



empfindlicher ist und auf Gas- 

 druckschwankungen wesentUch 

 schneller reagiert wie der Moi- 

 tessiersche und ähnliche Gas- 

 druckregulatoren. 



7.) Mittelst Wasser ge- 

 heizte Brutschränke. Die 

 Apparate, in denen Wasser zur 

 Wärmeverteilung dient, bestehen 

 aus einem aus Kupfer oder 

 Stahlblech angefertigten doppel- 

 wandigen, überaU dichi verschlos- 

 senen Wasserbehälter , dessen 

 äuliere (Oberfläche mit Filz, As- 

 best oder besser mit Filz und 

 darüber mit Linoleum bekleidet 

 ist. Stahlblechapparate sind 

 keineswegs zu empfehlen , weil 

 sie infolge des Durchrostens 

 des Bleches durch Oxvdutionen 

 ziemlich rasch unbrauchbar wer- 

 den. In der oberen Wand des 

 Wärme])ehälters befinden sich die 

 für Thermoregulator und Ther- 

 mometer nötigen Öffnungen. Ein 

 außen angebrachtes Wasserstand- 

 rohr mit Ventilauslauf gibt die 

 Höhe des Wassers im?>ehälter an. 



Wie es die Fig. 86 ver- 

 anschaulicht, führen Doppeltüren 

 zum Brutraume, eine innere ein- 

 fache Glastüre und eine äußere 

 doppelwandige Metalltüre. Der 

 durch diese Doppelwände be- 

 grenzte Raum ist mit Luft 

 gefüllt. Die äußere Oberfläche 

 der Metalltüre ist mit Filz und 

 darüber mit Linoleum belegt. 

 Die äußere Türe schließt in Fal- 

 zen ; diese sind mit Sattelfilz 

 gefüttert. 



Der Lautenschi ägersche 

 Brutapparat neuester Konstruk- 

 tion besitzt eine Wärmevertei- 

 lungsvorrichtung, wodurch nicht 



I 



