Verdauung: Methoden zur Untersuchung der Ycrdauungsprodukte. 151 



nur der direkte Einfluß der Flamme auf den Innenraum auffiehohen wird, 

 sondern außerdem auch die gerinj-ste AViirmesteif^erunf;- am Boden sofort 

 durch das in Bewegung' befindliche Wasser direkt zu dem empfindlichen 

 Teil des in einer Metallhülse mit Zirkulationsvorrichtung enthaltenen 

 Thermoregulators gelangt. 



Als Brenner soll man den in der Fig. oT abgebildeten /vo<:7<schen 

 Sicherheitsbrenner anwenden. p]r besteht aus einem rechtwinklig gel)Ogenen 



Fig. 37. 



Brenner mit Drahtnetzverschluli, welcher eine eiienfalls mit Drahtnetz um- 

 gebene Mischungsdüsc Z besitzt. Über der Brennei-kappe befindet sich 

 eine Feder F, die aus einem Doppelstreifen — Stahl und Messing — her- 

 gestellt ist. Die Ausdehnung der Feder F wird auf einen Hebelarm J/ 

 übertragen, der, sobald die Flamme brennt, den Hebel B mit (Jewicht H 

 in Avagrechter Stellung auf die Unterlage \J hält, wodurch der Hahn A 

 auf bleibt. Erüscht die Flamme, so kühlt sich die Feder F ab und vt-r- 



