Verdauung : Methoden zur Untersuchung der \'erdaiuingsprodukte. 



lö:-i 



Silber noch Uaiim lallt. Durch diese künstliche \'ereniieriin^- reiiit der 

 Qiiecksilberfadeu beim Zuriicksteisien bei c ab und bleibt oberhalb des 

 Widerstandes stehen, während die unterhalb c befindliche Säule in die Kugel K 

 zurücktritt. 



Bei der Tätigkeit des Thermometers vereinigen sich beide Queck- 

 silbersäulen nicht, sondern die unter c befindliche gelangt nur bis zum 

 Poldraht />, wodurch Strom schlul.) eintritt und die Gasflamme bis auf eine 

 regulierbare Reserveflamme abgeschlossen wird. Sinkt nun die Temperatur, 

 so A-erläßt die Säule den l'oldraht A, wodurch Strom- 

 öffnung eintritt und die Hauptgaszufuhr wieder frei wird. 

 Wie die Fig. 39 es zeigt, ist das Thermometer T 

 mit einer elektrischen Batterie B und einem Gasschließer G ^^ ' 



verbunden. Dieser sperrt bei Stromab- 

 schluß die Hauptgaszufuhr bis auf eine 

 regulierbare lieserveflamme ab und 

 stellt bei Stromöffnung den freien Gas- 

 durchgang wieder her. 



Der Gasschließer G besteht aus 

 einem Hebelarm mit Eisenkern, welcher 

 bei Stromabschluß an die im Innenraum 

 angebrachten Elektromagnete gezogen 

 wird. Die Lage des Hebelarmes wird 

 dadurch verändert, und folglich die 

 Hauptgaszufuhr bis auf eine Reserve- 

 flamme abgeschlossen. Diese ist durch 

 die Schraube R für verschiedene Tem- 

 peraturen einstellbar. 



Die Quecksilberthermoregulatoren 



I können in zwei Gruppen eingeteilt wer- 



den, je nachdem die Gaszufuhr lediglich 

 durch die Ausdehnung einer relativ 

 dünnen <^)uecksilbersäule geregelt wird, 

 oder durch die von Dämpfen leicht 

 siedender Flüssigkeiten verursachten 

 Auf- und Abwärtsbewegungen einer 

 relativ dicken Quecksill)ersäule. 

 Die ersteren ermöglichen keine sehr genaue Einstellung des Brut- 

 schrankes und müssen für ^"erdauungsversuche völlig verworfen werden. 

 Hierher gehören der in Fig. 40 abgebildete BeicJierti^v\\Q (,>uecksilberregu- 

 lator, der Thermoregulator nach Schenck, der Thermoregulator nach 

 Chanccl usw. 



Die anderen Thermoregulatoren (nach Lothar Met/cr, Soxhlet usw.) 

 halten hingegen die "Wärme auf Bruchteile eines Grades genau gleich- 

 mäßig. Einer der zweckmäßigsten ist derSpiralthermoregulator nach La ///r»- 

 schläger (Fi^Al), welcher vom Luftdruck unabhängig ist, und bei dem die 



G 



A 



R 



•U 



Fig. 40. 



Fig. 41. 



