154 ^- Zu uz. 



Reserveflainme durch einfaches Drehen des auf einer Nebenröhre l)efindHchen 

 Hahnes H für verschiedene Temperaturen einstellbar ist. Er besteht aus 

 einem oben durch einen Metallkopf T mit Stopfbüchse verschlossenen Glas- 

 gefäße und einem darin verschiebbaren Gaszuführungsrohr Z. Das Glas- 

 gefäß teilt sich in einen unteren Regulierraum R mit eingeschmolzener 

 Glasspirale S und einen Gasraum G, von dem das Gasabführungs- 

 rohr Ä zum Brenner geht. Das Zuführungsrohr besitzt einen Notauslauf N 

 und endigt unten mit einem schlitzförmigen Ausschnitt U. Der Regulier- 

 raum R enthält im größten Teile seines Inhaltes Quecksilber und im oberen 

 übrigbleibenden Teile eine je nach der zu erzielenden Temperatur gewählte 

 Flüssigkeit (Äthylchlorid, Äther, Äther-Alkoholgemisch, Alkohol- Wasser- 

 gemisch, "Wasser, Anilinöl-Wassergemisch, Anilinöl) und deren Dämpfe. 



Diese Flüssigkeiten drücken bei den bestimmten Wärmegraden die 

 Quecksilbersäule nach oben, so daß sie den Ausgang des Gaszuführungs- 

 rohres verschließt und das Gas nur durch das Notloch N entweichen und 

 die Reserveflamme speisen kann. 



Die Inbetriebsetzung des Laufenschlägerscheu Spiralthermoregulators 

 ist folgende: Der Glaskörper wird in den Wasserraum des Brutapparates 

 eingeführt und in eine ]\Ietallhülse mit Zirkulationsvoi'i'ichtung so gestellt, 

 daß er sich nicht bewegen kann. A wird mit dem Brenner, B mit der 

 (lasleitung verbunden. Sobald das Thermometer im Wasserraum des Appa- 

 rates eine Temperatur anzeigt, die ungefähr 1'5 bis 2" C unter dem ein- 

 zustellenden Wärmegrad hegt, beobachtet man den Brenner und schiebt 

 langsam und vorsichtig das Rohr Z so tief in das Quecksilber hinein, bis 

 der Schlitz U vollständig verschwindet und nur durch die Notöffnung n 

 Gas zum Brenner gelangen kann. Der SchUtz U des Metallrohres ist nicht 

 sichtbar. Man kann bei ganz allmählichem Einschieben des Rohres an 

 dem Kleinerwerden der Flamme erkennen, ob die Hauptgaszufuhr abge- 

 sperrt ist. Dann stellt man die höchstens 20 mm hoch brennende Notflamme 

 durch Drehen des Hahnes H auf diese Höhe ein. Der Brenner selbst muß 

 mindestens 150 mm vom Boden des Brutapparates entfernt sein. Steigt die 

 Temperatur noch, dann ist entweder die Notflamme kleiner zu stellen oder 

 das mit Teilung versehene Gaszuführungsrohr Z um 1 mm und nach Be- 

 darf noch Aveiter einzustellen. Fällt dagegen die Temperatur unter den 

 gewünschten Wärmegrad, dann ist das Rohr Z je nach Bedarf um 1 mm 

 oder mehr nach oben zu verschieben. 



cV Ar s Oliv al sehe Brutschränke. Eine besondere Art von Wasser- 

 brutschränken bilden die d' Arsonvalschen Apparate. Die beiden Figg. 42 und 

 4H veranschaulichen dieses System. Der Brutschrank besteht aus einem 

 inneren Lufträume, welcher überall durch 2 ^letallwände begrenzt ist. 

 Zwischen diesen befindet sich eine Wasserschicht. Diese Metalldoppelwand 

 besitzt nur eine Öffnung 5 (Fig. 4o), welche zum Eingießen des Wassers dient. 

 Man darf nur kurz vorher zum Sieden erwärmtes Wasser lienutzen. denn die 

 im gewöhnlichen Wasser enthaltenen Luftblasen werden beim Erwärmen 

 frei, verändern die Höhe der Flüssigkeit und verhindern die Regulierung 



