Verdauung : Methoden zur Untersuchung der \erdauungsprodukte. 



107 



Schraulie den Ventilkasten deiii Metallstahe nähert, und \i-rmindert sie 

 hingegen, indem man den \>ntilkasten von der Metallscduaube entfernt. 

 Wenn der Thermoregulator das Ventil völlig schlieft, so tritt das Gas 

 durch die kleine Öffnung r direkt von der liöhre C zur Ilöhre D. \vodur(h 

 das Erlöschen des Gasbrenners vermieden wiid. 



•j') Brutschränke für elektrische Heizung. In diesen lirutschränken 

 ^vird die zum Erwärmen nötige Heizung mittelst eines auf der r.odenwand 

 befindlichen widerstandsfähigen Leiters, den der elektrische Strom durch- 

 läuft, erzielt. Diese \Viderstände können entweder aus einem zwischen zwei 

 Emailschichten sich befindenden Drahte oder aus mit Amiant gewebtem 

 Metallgewebe oder aus die Wände des Brutschrankes überlaufenden sole- 



REGULATEÜRS BI-METALLK^IKS DE M. LK I'H- HOf'X. 



9 ^, 



(bxwCyöcXfvouirX, c)c^t|inotl 

 ©tmofci: ^1 c|a^ 

 Ooitic Dil cfcv^aluW oit Iraueui 

 vJianct oütiiiatcu't du 90;^ 





B^lü 



Fig. 4ö. 



Fip. 46. 



noidartigen Drähten bestehen. Am Boden des Schrankes Iiofindet sich ein 

 Radiator. 



Zur Regelung der Temperatur können mehrere Systeme angewandt 

 werden. 



Bei Benutzung des i?oi(a-schen Doppelmetallthermoregulators verwendet 

 man die in Fig. 47 abgebildete Anordnung. Der Unterbrecher / schickt 

 den elektrischen Strom ohne \'ermittlung des Regulators direkt m den 

 Radiator H. so daß der elektrische Strom auf den Radiator H auf solche 

 Weise einwirkt. daCi er ihm nur die zur Erhaltung einer konstanten Tem- 

 peratur nötige Kalorienzulage bringt. Der äuljere elektrische Strom läuft 

 durch den bipolaren Unterbrecher B. Einer der Pole dieses Unterl)rechers 

 B steht in direkter Verbindung mit einem der beiden Enden der Radiatoren. 

 Der andere Pol ist mit den unipolaren Unterbrechern C verbunden. Der 

 Unterbrecher 1 erlaul)t, einen beständigen Strom in den Radiator // zu 



