158 



E. Zunz. 



schicken. Der Unterbrecher C gestattet, den Strom entweder durch die Becher 

 M des Regulators oder direkt durch den Regulierungsrheostat B zum 

 Radiator H zu senden. Die Station r, dessen elektrischer Widerstand sehr 

 groß ist, wird mittelst des nur eine sehr kleine Strommenge durchlassenden 

 Rouxschen Doppelmetallthermoregulators Ä in Tätigkeit gesetzt. 



REGULATEUR ELECTRIQUE POUR CHAMBRE-ETUVE. 



Fig. 47 



Sehr empfehlenswert sind die Mauri/schen Brutschränke für elek- 

 trische Heizung. Einen solchen zeigt Fig. 48. Die Anordnung des Heiz- 

 systems wird durch die Fig. 49 veranschaulicht. 



Der Heizungsstromkreis wird durch Metallwiderstände TT' gebildet. 

 Er liegt wagrecht im unteren Teile des Apparates. Der elektrische Strom, 

 in dem die Joulekraft entsteht, wird durch zwei parallele Widerstände 

 geleitet, von denen der eine mit dem speziellen Relais B verbunden ist. 



