162 



E. Zunz. 



wird. Das verstellbare Niveaurohr X gestattet ein Einstellen des Wasser- 

 spiegels in gleicher Höhe seiner seitlichen Bohrungen. Durch das mit der 

 Wasserleitung verbundene Einlauf stück E fließt Wasser, so daß es den 

 verlorenen Inhalt ersetzt. Der Überschuß des zufheßenden Wassers wird 

 durch die Öffnung des Niveaurohres abgeleitet. 



Fig. 51. 



Der den Thermostat 

 erwärmende Gasbrenner ist 

 mit 2 Ableitungen der Gas- 

 leitung verbunden, wovon 

 die eine dem geringen 

 Gasstrome der beständigen 

 Flamme Durchgang liefert, 

 während die zweite, auf 

 derem Laufe die Regu- 

 lierungsvoiTichtung ge- 

 schraubt ist, zeitweise die 

 außerdem nötige Hüfsgas- 

 menge zum Gasbrenner 

 strömen läßt. Die Tem- 

 peratur des Wassers wech- 

 selt also zwischen 2 Gren- 

 zen, welche man einander 

 so viel wie möglich nähern 

 muß. Dies ^^^rd durch einen Toluolregulator erzielt. Unter diesen ist zur- 

 zeit der empfehlenswerteste der durch 0. Dony-Hhiault beschriebene, welchen 

 die Fig. 52 veranschaulicht. 



Dieser Regulator besteht aus einer in Wasser eintauchenden senk- 

 rechten Röhre D, von ungefähr 3 cm Durchmesser, aus dünnem Glase. 



Fig. 52. 



