Verdauung : Methoden zur Untersuchung der Vordauungsprodukte. 163 



Sie endigt unten durch eine U-förniige wagrechte oder irgend eine andere 

 der Gestalt des Behälters passende Ivöhre KF. Die größte Masse des 

 als Regulierflüssigkeit dienenden Toluols muß sich am lioden des Be- 

 hälters in der Nähe der der Wirkung des Erwärmens unterworfenen 

 Wand befinden. Die Ilöhre D verengt sich oben etwas und endigt durch 

 die fast wagrechte Röhre G in einem aus 4 senkrechten Röhren AB. C\ 

 H und I zusammengestellten System. 



Der vorher mittelst der Wasserpumpe von Luft befreite Regulator 

 wird mit Toluol gefüllt, so daß die Flüssigkeit keine Gasbläschen enthält. 

 Dann wird der Regulator in den Thermostaten gelegt und dieser ungefähr 

 auf die gewünschte Temperatur gebracht. Sobald dies erreicht ist, gießt 

 man in die Röhre / zuerst genügend konzentrierte NaCl-Lösung, um die 

 Röhre H völlig zu füllen und nachher die Quecksilbersäule J, welche die 

 NaCl-Lösung in die Röhre H treibt, darauf wird mittelst Filtrierpapier- 

 streifchen die Röhre H sorgfältig getrocknet. Das die Röhre uiB füllende 

 Toluol wird abpipettiert und durch konzentrierte XaCl-Lösung ersetzt. 

 Dann wird die Erweiterung ui der Röhre B durch einen Kautschukpfropfen 

 vorsichtig geschlossen, in dessen Mitte eine mit einem Kautschukausatz 

 und einer Klemme versehene Kapillarglasröhre sich befindet, durch welche 

 der Flüssigkeitsüberschuß leicht ausfließen kann. Im geeigneten Augen- 

 bUcke wird die auf dem Kautschukansatz befindliche Klemme geschlossen. 

 Man trocknet Pfropfen und Kautschukansatz. Um einen völlig dichten 

 Verschluß des Regulators zu erzielen, werden Pfropfen und Kautschukansatz 

 mit einer Gummilackfirnisschicht überzogen. Das zwischen den beiden 

 Na Cl-Schichten B und H eingesperrte Toluol kann nicht entweichen, so daß, 

 wenn der Thermostat in einem Zimmer sich befindet, deren Temperatur 

 keinen großen Schwankungen unterworfen ist. und die Temperatur des Thermo- 

 states sehr lange Zeit unverändert bleibt. Ein Temperaturunterschied von 1" 

 im Zimmer bewirkt eine mittlere Veränderung der Temperatur des 

 Thermostaten von 0*01 ". Um diese Temperaturschwankungen noch zu 

 verringern, muß man entweder den im Wasser nicht eintauchenden Teil 

 des Regulators mit einer den Wasserverlust vermindernden Hülle versehen 

 oder den größten Teil des Systems BC HI in ein Wasserbad eintauchen 

 lassen. 



Ein A'orteil des Don//-HtnauUsv\iQn Regulators über die Ostiraldsdien 

 Toluolregulatoren ist, daß man ihn nach dem Einfüllen ohne Neueinfülliing 

 nacheinander auf sehr verschiedene Temperaturen bringen kann, l'm 

 die Temperatur des Thermostaten zu erniedrigen, entnimmt man den 

 größten Teil der in der Röhre AB enthaltenen NaCl-Lösung und ersetzt 

 sie durch Toluol. P)eim Erhöhen der Temperatur dringt wegen seiner 

 geringen Densität das sich ausdehnende Toluol durch die in AB enthaltene 

 Flüssigkeit. ^) 



*) 0. Doiiji-Hmault, Sur lo r6glage rigoureux de la teuipt^rature. Bull, de la Soc. 

 roy. des Sc. möd. et nat. do Bnixelles T. 62. p. 188—196 (1904). 



11'^ 



