Vei'dauiing 



Methoden zur Untersuchung der \'erdauungsprodukte. 



167 



...A 



Dialysator nach W.Kähne. Um die Oberfläche der dialysierenden 

 Membran zu veri^röliern, hat Kühne die Anwendung' von Dialysierschläuchen 

 aus PeriJamentpapier empfohlen. Wie die Fig. 56 es veranschaulicht, hat 

 Kühne einen Apparat ersonnen, welcher erlaubt, unter stetigem Krncuern 

 des Wassers die Dialyse zu bewerkstelligen. Die der \'er(lauung unterwoHene 

 Flüssigkeit wird in den Dialysierschlauch A gebracht und der ganze Apparat 

 in einen Brutschrank gebracht, so daü das Wasser durch den Trichter B 

 allmählich in das Gefäß C fließt und der 

 Wasserüberschuß durch die Nebenrohre D 

 abfließt. 



Der Dialysierschlauch muß stets zuerst 

 auf seine Dichtigkeit geprüft werden, wozu 

 man ihn mit Wasser füllt. Rinnt er an einer 

 oder mehreren Stellen, so nmß man die am 

 wassergefüllten Schlauch angemerkten Stellen 

 nach dem Trocknen auftupfen, wozu man am 

 besten die von Jordis empfohlene, mit Alko- 

 hol und Äther passend ver- 

 dünnte Mischung gleicher 

 Teile Kollodium und konzen- 

 trierter Schellacklösung (1:1) 

 benutzt. 



Um den Dialysier- 

 schlauch dicht zu verschließen, 

 werden die offenen Schlauch- 

 enden entweder mit starken 

 Fäden zugebunden oder besser 

 zwischen zwei mit Gummi- 

 ringen verbundenen Glas- 

 stäben zusammengepreßt. 



Di aly s a t or n a ch 

 Wrohleski. Zur Dialyse im 

 beständigen Strome von steri- 

 lisiertem Wasser unter Ver- 

 meidung jeder Infektion der 



dialysieren den Flüssigkeit empfiehlt Wrohhski den in der Fig.öT abgel)il(k'ten 

 Apparat. Dieser besteht aus einer hochstehenden, mit Wasserverschluß B ver- 

 sehenen, Mariottesohen Flasche. 1, deren Auslaufrohr (Harnrohr) (/ durch den 

 Schlauch /mit einem dünnen Röhrchen verbunden ist, welches in die Bohrung 

 des den Zylinder C dicht verschließenden Deckels c luftdicht eingesetzt ist. In 

 dem Zylinder ( ' l)efindet sich ein an den zwei Glasstäben a aufgehängter Per- 

 gamentschlauch h, in den man die zu dialysierende Flüssigkeit bringt. 

 Der Zylinder C hat unten ein mit einem Hahne versehenes Abflulirohr A, 

 durch welches die äußere Flüssigkeit abfließt. In demselben Maße wie 

 dieser x\bflurj erfolut. strömt Wasser aus der Mariofteschon Flasche in den 



Fig. 57. 



