168 



E. Zunz. 



Zylinder C. Vor dem Gebrauche sterilisiert man den Gesamtapparat und 

 das Wasser. 1) 



Dialysierapparat von W^aymouth Reid. Um die relative Diffu- 

 sibilität verschiedener Stoffe durch Pergamentpapier unter den gleichen 

 Temperatur-, Druck- und Flüssigkeitszufuhrbedingungen zu vergleichen, emp- 

 fiehlt sich die von Waymonth Reid angewandte Dialysiervorrichtung, welche 

 durch die Fig. 58 veranschaulicht wird : 



Ein mehrere Liter Wasser enthaltender, durch die punktierten Linien 

 in der Fig. 58 angezeigter Kupferbehälter Avird durch einen großen Bunsen- 

 brenner erwärmt und durch einen kleinen, von einem Motor getriebenen 

 Schraubenrührer (PI) gerührt. Lim leicht eine beständige Temperatur zu 

 erhalten, befindet sich der Bunsenbrenner dicht unter der Schraul)e. Im 



Fig. 58. 



Wasserbade befindet sich ein Schlangenrohr aus dünnem Kupfer, welches 

 an einem Ende (A) Wasser von der Wasserleitung erhält, während das 

 andere Ende die zwei Dialysierzylinder (C) speist. Der Wasserstrom er- 

 wlirmt sich im Schlangenrohr, wird durch ein T-Rohr B von oben bis auf 

 den Boden der beiden Dialysierzylinder (C) geleitet , fließt oben aus dem 

 Dialysierzylinder ab und wird schließlich durch das verstellbare Rohr D 

 nach außen gebracht. Die Dialysierschläuche hängen in den Dialysierzylindern: 

 sie werden wasserdicht mit Kautschukstopfen verschlossen. Die Zylinder 

 selbst sind dui'ch dreifach durchbohrte Stopfen verschlossen. Durch je zwei 

 dieser Öffnungen gehen die Einfluß- und Abflußröhren des Wasserstromes : 

 in der dritten dringt auf der einen Seite ein Thermometer, auf der an- 



A. Wrobleski, Zur Dialyse. Zeitschr. f. angew. Chemie. S. 692 (1894). 



