170 



E. Zu HZ. 



Dialysator nach Siegfried. Um die beim Knicken von Pergament- 

 schlauchen leicht vorkommenden Undichtigkeiten zu vermeiden sowie um 

 die fortwährende Beobachtung der zu dialysierenden Flüssigkeit während 

 der Dialyse und ihre unaufhörlich vor sich gehende Mischung zu er- 

 lauben, so daß dann keine Diffusion innerhalb der Flüssigkeit selbst ent- 

 steht, hat Siegfried den Fig. ö9 abgebildeten Dialysierapparat vorge- 

 schlagen. 



Er besteht aus drei Glasgefäßen A, B und C, wovon die beiden 

 äußeren A und C die Gestalt eines größeren Handexsikkators und das 

 mittlere B die eines Ringes haben. Zwischen diesen, mit abgeschmolzenen 



Fig. 59. 



und abgeschliffenen Krempen versehenen Gefäden werden zwei Pergament- 

 papierscheiben, durch Gummiringe gedichtet und mittelst federnder, an den 

 Krempen anliegender, durch vier Schrauben zusammengepreßter Messingringe 

 wasserdicht befestigt. Durch diese Pergamentpapierscheiben wird der Inhalt 

 des zur Aufnahme der zu dialysierenden Flüssigkeit dienenden Glasringes B 

 abgegrenzt. Die beiden äußeren Gefälle A und C tragen je eine seithche 

 und eine obere Röhre. Die seitlichen, rechtwinkelig gebogenen Glasröhren 

 werden mittelst eines kurzen (nmimischlauches verbunden. Das mittlere 

 Gefäß B besitzt oben eine geräumige Öffnung, durch welche ein Rührer D 

 im Glasringe eingeführt ist. Dieser Rührer wird durch eine an demselben 

 Gestelle wie der Apparat befestigte Wasserturbine E bcAvegt. Mit Hilfe der 

 auf die obere Öffnung F des Gefäßes C aufgesetzten T-Röhre wird das 



