172 E- Zunz. 



Pergament bespannten Ring mit Wasser und prüft seine äußere Seite auf 

 Undichtigkeiten. Die betreffenden Stellen Averden markiert. Indem man nun 

 jeden Fang einmal ans Ende der Reihe setzt, kann man nach und nach 

 sämtliche Dialysatorflächen prüfen, ^Yenn man es nicht vorzieht, eine kleinere 

 Fassung für einen einzelnen Ring zu verwenden, welche schneller fördert. 

 Auf die markierten Stellen gibt man nach dem Trocknen ein wenig ge- 

 wöhnliches Hühnereiweiß und koaguliert es vorsichtig über einer kleinen 

 Flamme. Schließlich setzt man vor die Eisenringe eine runde Hokscheibe. 

 darauf eine Gummischeibe, dann einen leeren Ring, abwechselnd mit einem 

 bespannten unter Zwischenlage von (xummiringen und zieht die Spann- 

 schrauben fest an. Das System ist dann vollkommen dicht. Aus einer vor- 

 gelegten hochgestellten Zehnliterflasche läßt man durch eine, den Zufluß 

 regelnde Kapillare destilliertes Wasser in der genannten Weise durch die 

 Wasserkammern W strömen, welche die Dialysierräume D einschließen, und 

 erzielt so eine sehr schnelle Dialyse, wenn man die 10^ auf 12 Stunden 

 Ausflußzeit einstellt. Die in der Zeichnung fortgelassenen Öffnungen a und b 

 an den Kammern D werden mit Korkstopfen verschlossen. Bei Inbetrieb- 

 setzung mul) man in D und W die abgemessene, berechnete Flüssigkeits- 

 menge einfüllen, weil sonst wegen der Dehnbarkeit der Membranen keine 

 gleichmäßige Füllung erzielt wird und beim Füllen einer weiteren Kammer 

 die Lösung aus schon gefüllten zum Teil herausgedrückt werden würde. 

 Bei 3 cm Dicke fassen die Ringe je ca. V2 ^ Flüssigkeit. 



Der Apparat wird auf ein 20 cm breites Brett von passender Länge 

 gestellt, auf welches zwei Leisten aufgenagelt sind, deren Innenkante ent- 

 sprechend weggehobelt wurde. Er hat den Vorzug. voUkommen abgeschlossen 

 zu sein und doch jederzeit Probeentnahmen zu gestatten. Die Zahl der 

 Kammern und die Größe der Ringe kann natürlich beliebig sein. Auch ist 

 es möglich, in einem größeren System durch Einlage von Gummischeiben, 

 wie sie an den Enden benutzt werden, kleinere Gruppen abzusondern und so 

 verschiedene Kolloide (oder Proben verschiedener Reinheit — in der Richtung 

 des Wasserstromes) hintereinander in demselben Apparate zu haben. V) 



Diffusionshülsen von Schleicher c^- Schüll. Um die Dialyse 

 geringer Substanzmengen im kleinen Wasservolumen zu ermöglichen, hat 

 die Firma Schleicher & Schüll zu Düren Dialysierhülsen aus Per- 

 gamentpapier in den Handel gebracht. Solche können bei Verdauungsver- 

 suchen, wo man nur mit geringen Flüssigkeitsmengen arbeiten muß, an- 

 gewandt werden. Indes soU man in den meisten Fällen den Dialysierhülsen 

 die weiter unten besprochenen Schilf- oder Kollodiumsäcke vorziehen. 



Dialyse in Kollodium säckchen. Zur aseptischen Dialyse tierischer 

 Flüssigkeiten kann man sich bei ILö" G sterilisierter KoUodiumsäckchen 

 bedienen. 2 j 



*) E. Jordis, Ein neuer Dialvsator. Zeitschr. f. Elektrochemie. Bd. 8. S. 677 bis 

 678 (1902). 



^) C. Delezenne, Action des sels de calcium sur le suc pancröatique prealablemeut 

 dialyse. Compt. read. hebd. des seanc. de la Soc. de biologie. T. 57. p. 523—525 (1905). 



