Vciihiiiuiig: Metliodcn zur Uiitersiichuug der \ onlauuiiirspnuliikto. lg;', 



K;iiitschukmeml)raii. Man liilit den Üherfhill durch den Hahn /v' alilaiilcu 

 und erliält auf diese Weise zwischen a und c^ eine sclir dünne Flüssigkeits- 

 schicht bei sehr großer Dialysieroberfläche a. 



Vm überall geschlossene Säckchen aus Amnionliäutchen zu bereiten, 

 legt mau eine Anmionhaut über die Öffnung eines Höhichens und schiebt 

 die Anniioshaut mit einem gläsernen .Stabe in das Ilöhrchen: dann wird 

 es mit einem um das Röhrchen gelegten Faden befestigt. Darauf bringt 

 man das Köhrchen in eine Klemme und gießt das zu benutzende Material 

 durch einen Trichter hinein (Fig. 74). Schlielilich wird das gefüllte Säckchen 

 mit einem Faden gel)unden und der überflüssige Teil der Amnioidiaut abge- 

 schnitten. Diese Säckchen können, wie die Kollodium-, Schilf- oder Zellulo-se- 

 säckchen, mit infektiösem Materiale als Inhalt in eine Körperhöhle gebracht 

 werden. 1) 



■2. Spezielle Dialysierverf ahren zu künstlichen Verdauungs- 

 versuchen. 



Um die bei der natürbchen \'erdauung vor sich gehenden \'orgänge 

 möglichst nachzuahmen, hat man besondere I)ialysierapparate angewandt. 



Dialysator nach Kronecker. Die Abbildungen 75 und 7t) zeigen 

 die von Kronecker vorgeschlagene Finrichtung, um die Verdauung einer 

 verhältnismäßig großen Menge von Nahrungsstoffen möglichst schnell zu 

 vollenden, die Produkte derselben mittelst Dialyse zu trennen und das 

 wirksame Ferment möglichst ungemiudert zu ei'halten. 



Dieser Apparat besteht aus dem eigentlichen Diffusionsapparat und 

 aus dem Verdauungsofen. Letzterer besteht aus einem zylindrischen lUech- 

 behälter i von \S cm Höhe und 20 ciit Durchmesser, welcher mit Wasser 

 gefüllt ist , dessen Temperatur der Wärmeregulator h konstant erhält 

 Ein Messinghahn g erleichtert die Entleerung des Topfes. Der Deckel hat 

 2 Offnungen. In der zentralen, etwa 9'5 cm breiten Öffnung wird ein tu- 

 l)uliertes Glas e von 10 cm Höhe und 9 on Durchmesser mittelst des auf 

 10 cm Weite ausgebogenen Randes festgehalten. Durch das andere enge 

 Loch reicht das (^)uecksilbei-gefäß des Regulators in das Wasserl)ad. 



Das Ausflußi'ohr mit dem Glashahne _/' ist im Tubulus des Glases 

 befestigt und durchsetzt mit Hilfe eines Korkes wasserdicht die Hülle des 

 Verdauungsofens. In dem Glase e hängt ein spitzwinkliger Trichter, dessen 

 Ausflußröhre abgeschnitten und dessen Wand 2 cm unter dem oberen Rande 

 von einer Anzahl pfenniggroßer Löcher (d) durchbohrt ist. In dem Trichter 

 liegt lose ein Faltenfilter aus Pergamentpapier, welches bis zum Rande 

 reicht. 



') /?. P. ran Calcar, Über die Konstitution des Diplitlieriegiftcs, eine neue Me- 

 thode /um Nachweis der Toxouc. Bcrl. kliu. Wochcnschr. Bd. 42. S. 1U28— lU.^l (VMA). 

 — Dersolhe. Üher Dialyse und cinzohie ihrer Anwendungen. Ebenda. Bd. 42. S. 136S 

 bis 1372 (liKJö). — Derselbe. IHnlyse. Kiweißchemie und Immunität. S. 11 ff. Leiden 

 und Leipzig lyuS. 



