N'enlauung: Metliddeii zur Uiitersucliuiig dei' NordaiiungsprodiiUte. l,sö 



des Filters bleiben, so rinnt dci- luli.tlt solange in Trichter und (ilas. bis 

 die Steigrohnnündungen durcii dasFliissi<i:keitsniveau gesperrt werden. Dann 

 wird durch den Druck der äul^eren Luft, welche sich mit der im Flaschen- 

 raume enthaltenen nicht ausgleichen kann, die P'lüssigkeit verhindert, durch 

 das Ventilrührchen uns/utreten, bis das Niveau, durch irgend einen l'nistand 

 zum Sinken gebracht. Luttblasen durch das Steigrohr dringen läßt. So 

 wird der Flüssigkeitsspiegel unter dem Trichterrande, an der Löcherreihe 

 konstant erhalten. Durch diese Löcher wird der Austausch der Flüssigkeit 

 innerhalb und auberhalb des Trichters im (ilase begünstigt. Während der 

 Diffusion findet ein lebhafter Kreislauf statt, indem die Flüssigkeit inner- 

 halb des Trichters wegen deu aufgenommenen Verdauungsprodukten schwerer 

 als die außerhalb befindliche durch die untere Trichtei'uiüiifhiuL! herabfällt 

 und dünnere Lösung durch die Löcherreihe eintreten läßt. Will man die 

 Flüssigkeitsmenge außerhalb des Filters gänzlich erneuern, so braucht man 

 nur durch den Ausflußhahn / das Diffusat zu entleeren; es füllt sich dann 

 aus der il/t/no^^eschen Flasche das System mit verdünnter Salzsäure. Ein 

 durch die 31ariottesc\ie Flasche in den Trichter hineinragender Thermo- 

 meter gestattet die Beaufsichtigung des Verdauungsi'aumes. 



Will man das Wasser außerhalb des Dialysators oft wechseln, so mul» 

 man dafür sorgen, daß der verbrauchte Wasservorrat in der J/r/Wo/ftschen 

 Flasche jederzeit ersetzt werden kann. Da/u stöpselt man in den Hals der 

 Flasche statt des Thermometers einen Trichter, dessen Trichterrohr von 

 oben her durch einen in Kautschukrohr gehüllten Glasstab luftdicht schließt. 

 Lst die Flasche leer und im Diffusionsglase dei- Wasserspiegel etwas ge- 

 sunken, so lüftet man den Glasstabstöpsel und füllt die Flasche durch den 

 Trichter in wenigen Sekunden. Man braucht nur darauf zu achten, daß 

 der EinfüUtrichter gestöpselt wird, bevor die Flüssigkeit sich dem P'ilter- 

 rande so nahe gehoben hat. daß sie über denselben hinwea- zu dem Diffun- 

 date zu steigen droht.') 



Dialysator nach Sheridan Lea. Im AVoMecA-erschen Apparate 

 können zwar die durch Pergamentpapier dialysierbaren \'erdauungsprodukte 

 entweichen, aber die unaufhörlich beim lebenden Tiere vor sich gehenden 

 Bewegungen des Magens und der Gedärme werden keineswegs nachge- 

 ahmt. Um dies zu erreichen, bedient sich A. Sheridan Lca des in 

 Fig. 77 abgebildeten Apparates. Dieser besteht aus einom zylindrischen Ge- 

 fäße .1 von 65 c«? Höhe und ca. 15 ««Durchmesser, welches mit ;> Offnun- 

 gen B, C, D versehen ist und aus einem mit Wasser gefüllten Kupfer- 

 behälter E, in welchem sich eine Schlangenröhre G' befindet, die durch 

 die Öffnung (' mit dem Gefäße A in Verbindung steht. Durch diese 

 Schlangenröhre kann man einen Wasserstrom von F über // und (' nach 

 dem Gefäße A fließen lassen. Das Wasser füllt das Gefäl» .1 bis zur Höhe 



M Hiif/o Kroiiccker, Ein Verdamiiigsofen mit Diffiisionsapparat. Boitr. z. Aiiat. n. 

 Physiol. B^estgabe für Karl Ludirig. S. 130—133. Leipzig 1874. — G. WoUriiüfjd, Über 

 Pepsin und Fibriuvordauung dliiie Pepsin. Ftli'q/crs Arcli. f. d. gos. Pbysinl. Bd. 7. S. ISS 

 bis 200 (1873). 



