Intermediärer Stoffwcclisel : Fraktionicrunj^ von Orfranen etc. 



:i07 



sclilossenen Form sehr rasch diahsicrcii liillt. Uio rriifiiii^- auf I)i(lifi;ik('it 

 erfordert einen kleinen Kunstj^riff, weil das Material so dünn ist, daü beim 

 Anfüllen mit Wasser infolj^e des starken Druckes nach einif^er Zeit auch 

 aus dichten Schläuchen an einzelnen dünneren Stellen Wasser heraus zu 

 sickern beginnt. IJei dieser gewöhnlichen Art der Prüfung findet man nur 

 selten ein brauchbares Stück. Da die Schläuche aber währeml der Dialyse 

 keinen Druck auszidialton haben, nehme ich die Prüfung so vor, dali die 

 in Wasser eintauchenden Schläuche mit Lackmuslösung gefüllt werden und 

 längere Zeit sich selbst überlassen bleiben. An wirklich undichten Stellen 

 tritt der kolloide P'arbstoff heraus und die Färbung der Aul.ienflüssigkeit 

 zeigt die Unbrauclibarkeit des Stückes an. Auf diese Weise geprüft, zeigen 

 sich unter den besseren Sorten die meisten Stücke brauchbai-. Der Jlauni- 



Fig. 90. 



Inhalt der Schläuche beträgt bis -iOO cnt^. Um mit möglichst wenig Flüssig- 

 keit auszukommen, den Fortgang der Dialyse bequem beurteilen zu können 

 und auch die Verarbeitung der Dialysationsflüssigkeit zu erleichtern, werden 

 die (rlaszylinder , in welchen die Schliuiche bis auf den Boden tauchen, 

 so eng gewählt, daß diese eben Platz haben, ohne die Wände zu beridiren; 

 hierdurch wird die Außenflüssigkeit auf etwa '/., des \'olumens des Schlauch- 

 inhaltes reduziert und ihr Wechsel erfolgt auch bei laniisamem Zuflüsse 

 relativ rasch. Der Abfluß wird durch eine dreimal U-formig gebogene 

 Ivöhre, die bis an den Boden des Zylinders reicht, so geregelt, daß immer 

 genau soviel Flüssigkeit vom P>oden des Zylinders abläuft, als oben zu- 

 'fließt (vgl. Fig. 90). Das freie Fnde des Abflußrohres läßt sich durch An- 

 setzen von Schlauchstücken beliebig verlängern, so daß das Flüssigkeits- 

 niveau im Zylinder reguliert werden kann. Die (ieschwindigkeit des Zuflusses 



•20* 



