lutermediärer Stoffwechsel: Die kiinstlicho Durchliliitimji: etc. ;J2y 



Schlang-enrohr in eiiiciu ^Vassorha(l von konstanter IViiijjcratur einschaltet 

 und die Temperatur duich ein Thermometer direkt vor Kintritt des Blutes 

 in die Arterie kontrolliert, und zwar so, dal) die Thermonn^terkujrei auch 

 wirklich vom Strom umspült wird fsielu' Lanifmdorjfs Anscidiirikanülc aus 

 Metall, Fig. 1)2). 



Endlich hat sich herausgestellt, daß Diirchspüliingen sehr viel hesser 

 bei rhythmischem Kinlauf als bei kontinuierlichem Strom vonstatten 

 gehen. Daher verwendet man nur noch in bestimmten Füllen die ur- 

 sprüngliche, einfachste Einrichtung, bei der das Blut aus einer hoch über 

 dem Organ hängenden il/ano/'^eschen Flasche dauernd zut'liel'it, sondern 

 schaltet in das System Drucksaugpumpen in verschiedenster Foiin ein (siehe 

 die Spezialapparate). Man muli bei der Druckregulierung darauf halten, daß 

 der Druck zu Beginn des Versuches nicht gar zu hoch ist, da sonst leicht 

 sofort vollkommener Verschluß der arteriellen Bahn eititritt. Es empfiehlt 

 sich, für das Froschherz den Druck l)is etwa lö cm Wasser, für das 

 Säugetierherz' bis etwa 30 wi»^ Hg, bei der Lei)er bis 35 — 40 ww? Hg (Blut- 

 strom etwa 80cm=* pro Minute), bei der Niere, dem Darm, der Milz 

 bis 40 — 60 mm Hg, bei den Extremitäten bis 80 — 120 wm Hg allmählich 

 ansteigen zu lassen und so zu erhalten. 



Die einzelnen Apparate. 



1. Froschherzapparate. ' ) 



n) Nach Willkmis-DreserJ) Besonders für pharmakologische /wecke 

 ist im Schmiedebergschen Institut von WilliaiHS ein einfacher Apparat zur 

 Durchspülung des aus dem Körper entfernten Froschherzens mit Blut oder 

 Piinaerlösung konstruiert worden. Er besteht aus zwei je etwa 20 cm^ 

 fassenden Glasgefäßen, die etwa 20cm über dem Herzen stehen, unten 

 eng zulaufen und jederseits zu einem ^^entil führen. 



Die Ventile (Fig. 93) bestehen aus einem weiteren, sich unten verengen- 

 den Bohr, in dem ein etwas engeres, sich stark verjüngendes und am 

 Ende geschlossenes Rohr durch Schliff wasserdicht feststeckt. Dieses innere 

 Rohr hat einen Schütz, den man mit (Toldschlägerhaut (Schafmesenteriuni, 

 Fischblase) locker verschließt. Der Darm wird ober- und unterhali) des 

 Schlitzes durch Ligaturen befestigt, lii «h'U neueren Apparaten sind die 

 Ventile durch Glaskugeln gebildet. Sie werden so geschaltet, daß sie auf 

 der einen Seite nur nach dem Herzen hin, auf der anderen nur vom Herzen 

 weg den Durchgang der Flüssigkeit gestatten. Sie stehen beide unten durch 

 ein Y-förmiges Metallrohr, an dem die in die Aorta einzuführende, etwas 



') Näheres siehe hei Langendorß, Ergebnisse der Physiologie von As/ier-Spiro. 

 I. 2. Ahtlg. S. 275(1 '.H)2). 



^) Williams, Über die Ursachen der Bliitdrucksteigt'rnng bei iler Digitalinwir- 

 kung. Arch. f. exp. Tath. u. Pharm. Bd. 13. S. 11 (1877). — l'crhs, Beitrage zur Kenntnis 

 der Wirkung des Sülanins. Ebenda. Bd. 26. S. 95 (1S90). - I>rrser, Über Herzarbeit 

 und Herzgifte. Ebenda. Bd. 24. S. 228 (1888V 



