Intermediärer Stoffwechsel: Die künstliche Durciil)liitiinff etc. 



n:i3 



Stütze in hori/ontuler La^e berührt. Diese Stütze einerseits und der liebe! 

 andrerseits sind in einen Stromkreis eingeschaltet. Füllt sich das Meüjireiart, 

 so wird in dem Moment des Niedersinkens des Hebels der Kontakt zwischen 

 der Platinspitze p und dem riatinplättchen der Stütze p;eschlossen. um in 

 dem Moment, wo die durch den lieber bewirkte Kntleerunfr des (ietalies 

 eintritt, unter Anfschnellen des Hebels wieder unterbrochen zu werden. 

 Ein in den lileichen Stromkreis einiicschalteter kk'inei' Markiermairnet M 

 registriert den Schlui) und die Offnuni;- des Stromes über der IMutdruck- 

 und Zeitkurve auf dem Kvmographion. so daß hierdurch auch die Men^^e 

 der in der Zeiteinheit abiieflossenen FUissiiikcit in jedem Aujienblick {^enau 

 neben dem Blutdruck und der Pulszahl bestimmt werden kann. 



2. Apparate für das Säugetierherz. 

 a) Der Langendorj'f^iiXx^ Apparat. 



m 



-=£> 



Fig. 95. 



Das Blut befindet sich bei diesem Apparat in einem System von 

 zwei Flaschen A und ^' (Fig. 95), die durch eine Zuleitung mit eingeschaltetem 



