334 



Franz Müller. 



Kontaktmanometer B mit einer großen Druckflasche in Verbindung stehen. 

 Die Druckflasche von etwa 17 l steht oben (Fig. 96) mit der Wasserleitung in 

 Verbindung und hat unten einen Auslaß. Das Manometer B (Fig. 95) be- 

 sitzt an seinem freien Schenkel einen Metallaufsatz h, der durch i mit 

 einer Stromquelle, durch den steifen Platindraht m mit der Quecksilber- 

 fläche in Verbindung steht. Der Draht k führt zu einer Ivlemmschraube 

 und steht gleichfalls mit dem Platindraht m in Verbindung. Ein Doppel- 

 weghahn (/ gestattet durch Hahn d oder d' die Verbindung mit einem der 

 beiden Blutreservoire (A und A'), deren jedes einen BluteinfüUungstrichter 

 (a und a') mit Halm ( c und c') mit Doppelbohrung trägt. Die eine Hahn- 

 bohrung ist gerade, die andere knieförmig, so daß ^ oder J^ entweder 

 mit dem Trichter oder der äußeren Luft verbunden oder gegen beide ab- 



Fig. 96. 



geschlossen sind. Man kann die eine der beiden Flaschen füllen, während 

 die andere zur Speisung des Herzens benutzt wird, ohne daß beim 

 Wechseln eine merkliche Druckschwankung entsteht. Auf die Einfülltrichter 

 setzt man mit Sieben versehene Trichter (b und b'), die die Gerinnsel 

 des einzufüllenden Blutes zurückhalten. Die Leitung o führt zu der ,.An- 

 schlußkanüle". Diese (Fig. 97) besteht aus einem vierschenkeligen Rohr a, 

 in dessen Mitte ein Thermometer d hineinragt. Oben ist es durch einen 

 aufgeschraubten Metallstöpsel / verschlossen, der zur Entfernung von Luft- 

 blasen dient, unten durch einen metallenen Ansatz e, in dem vermittelst 

 durchbohrten Kautschukstopfens die Aortenkanüle s steckt. Der ^letall- 

 ansatz e ist mit einem Gewinde versehen, auf das eine Mutter paßt (in 

 Fig. 97 ist sie aufgeschraubt, in Fig. 92 nur von außen sichtbar). Ist die 

 Mutter losgeschraubt, so steckt man die Herzkanüle in den Kautschuk- 



