336 



Franz Müller. 



Zug ausgeübt, der zu starke Anfangsspannungen der beiden Membranen 

 verhindert. Die elastischen Fäden wirken also wie eine Feder, die sich der 

 Hervonvölbung der Kapselraembranen widersetzt. Es ist leicht einzusehen, 

 daß dadurch die Exkursionsfähigkeit der letzteren beträchtüch gestei- 

 gert wird. 



Die Aufnahmekapsel (deren hintere Membran in der Abbildung 97 nicht 

 sichtbar ist) ist auf dem Stahlprisma nn grob verstellbar und läßt sich 

 durch die Vorrichtung Ä-, die der Feinstellung des Mikroskops nachgebildet 

 ist, auch mikrometrisch einstellen; durch ein die ^likrometervorrichtung 



Fig. 98. 



durchsetzendes x\bzugsrohr steht sie mit dem zur Schreibkapsel ziehenden 

 Schlauche m in Verbindung. 



Alle Flaschen, Leitungen usw. sitzen in einem Wärmekasten mit 

 Thermoregulator (Fig. 96), der zwei Abteilungen enthält (vgl. Fig. 98). Die 

 hintere, mit Wasser gefüllte ist für die Blutflaschen A und Ä^ nebst 

 Schlauchverbindungen, ein kleiner vorderer Luftraum für die Anschlußkanüle 

 nebst Herz. Die vordere Kammer wird vorne durch einen dicken Glas- 

 schieber abgeschlossen und besitzt unten eine Öffnung, durch die der Faden 

 von g zu der Rolle h führt und außerdem das Blut aus dem Herzen in eine 

 darunterstehende Schale abtropft. 



