338 Frauz Müller. 



kanüle T für das Herz mit seitlicher Öffnung V zur Entfernung von 

 Luftblasen. B wird oben mittelst Schliff verschlossen durch eine Glas- 

 kappe W, in die zwei Röhren, R und S, einmünden. Sie führen zu zwei 

 Mariotte?>QhQ\i Flaschen. Der lange Teil von B wird fast ganz durch das 

 Thermometer L erfüllt, so daß die Lösung nur in dünner Schicht an ihm 

 vorbeigleiten kann und sehr schnell die Temperatur des Wassers- in C 

 annimmt. Das Wasser in C wird auf konstantem Niveau durch Rohr H 

 und Auslauf N gehalten. Es passiert von der Wasserleitung aus eine Metall- 

 heizspirale. Im Auslaufrohr H sitzt ein Thermometer. 



Zum Gebrauch bringt man C auf 37^, füllt die inneren Teile mit 

 Salzlösung, befestigt dann das Herz an der Aortenkanüle und diese 

 (nach Entfernung der Gerinnsel durch Auswaschen der Herzhöhlen) an B^ 

 dessen untere Öffnung dabei bis über D nach unten vorgeschoben ist. 

 Dann zieht man B hoch (wie in der Fig. 99) und schließt die Kammer A 

 durch eine unten durchbohrte Glaskappe X bei D ab. Sie wird durch zwei 

 über Glashäkcheu gelegte Gummibänder festgehalten. Durch die Öffnung 

 tropft die ausfhei.iende Lösung ab, eventuell unter Registrierung der Tropfen- 

 zahl, und geht die Verbindung von dem in der Herzspitze befestigten 

 Haken zum Schreiber. 



Der Apparat gibt außerordentlich feine Temperaturregulierung und 

 dürfte auch für ^^ersuche am Muskel, Uterus u. ähnl. von Nutzen sein. 



3. Apparate zur künstlichen Durchblutung anderer Organe als 



des Herzens. 



Die von Ludicig ausgedachte Anordnung, wie sie zuerst von Cyon 

 benutzt wurde, ist im Laufe der Jahre zuerst im Ludnigi^chen, später auch 

 im Schnncdebergscheji Laboratorium nach den verschiedensten Richtungen 

 verbessert und modifiziert worden, so daß gute Druckregulierung, Gewähr 

 für Konstanz der Temperatur sowie die Möglichkeit , daß das durchgeflossene 

 Blut immer wieder zu dem Blutreservoir zurückströmt, erreicht sind. So 

 genügt oft für biochemische Fragestellungen folgende Anordnung i): 



Das Blut fließt abwechselnd aus einem von zwei Scheidetrichtern 

 durch eine auf 40" gehaltene Wärmeschlange in das Organ. Die Trichter 

 werden von oben aus durch Verbindung mit der Druckleitung eines Münkc- 

 schen Wasserstrahlgebläses unter Druck gesetzt. Die Druckleitung passiert 

 vor Eintritt in die Blutreservoire ein Quecksilber-Maximumventil. Ein Mano- 

 meter zeigt den Druck an. Das venöse Blut fließt durch einen Trichter in 

 eine Flasche ab, aus der es durch den Saughahn einer Wasserstrahlpumpe 

 abgesaugt^^wird. Die überschüssige Saugluft arteriahsiert das Blut unter 

 Schäumen, der Schaum wird in einer Vorlegeflasche gesammelt. Allerdings 

 werden bei dieser Anordnung größere Blutmengen (ca. IV2O gebraucht. 



^) Vgl.: Embden und Gläßner, Über den Ort der Ätherschwefelsäurebüdung. 

 Hofmeisters Beiträge. I. S. 313 (1Ü02). 



