Intermediärer Stoffwechsel: Die künstliche Diirchblutung etc. :\\] 



dali bei Einstellung- ihrer vier ÖffniniLicn auf die des Mantels dureh Dre- 

 hung- des Hahnes um 90" das Ulut dvs rcehtcn Zuflulii-ohrcs nach dem 

 Unken Abtlutirohr, das des linken Zuflußrohres aber zum i-cchtcn Abilull- 

 rohre geleitet wird, sieh also bei dieser Stellung die Ströme im Ilahnkerne 

 kreuzen, wie die Fig. 101 b veranschaulicht. 



Bei der letzteren Stellung des Hahnes werden die beiden Hälften 

 des Apparates demnach in der auf Fig. 101 angedeuteten Weise miteinander 

 so verbunden, daß das lUut in einem großen Ki'eise sowohl die Lunge als 

 das Organ passiert. 



Entsprechend den beiden Her/en im Organismus des Warmblüter.s, 

 welche den großen und kleinen Kreislauf mit Ulut versorgen, haben 

 wir auch in dem Apparate (vgl. Fig. 101) zwei mit den stromrichtenden 

 Ventilen h^, K, b-i, b^ versehene] Herzpumpen a^ und o.,, welche abwechselnd 

 von der Wippe A zusammengepreßt werden; die Wippe wiid mittelst einer 

 mit einem Motor verlumdenen Exzenterscheibe Z auf- und niederbewegt. 



Es entspricht a-^ dem linken, a, dem rechten Herzen (venös schwarz, 

 arteriell hell). Die Herzpumpeu saugen das Ulut durch die Ventile /a, und 

 63 an, um dasselbe durch die Wntile b^ und h^ den in einem Gefäß mit 

 W^asser von etwa 40° befindlichen Wärmespiralen B^ und B^ zuzutreiben. 

 Am Ende dieser Spiralen l)efinden sich die IJlasenfänger d^ und (/,, welche 

 in dem Blut befindliche Luftblasen zurückhalten und zu entfernen erlauben. 

 Der von der Luft völhg befreite Blutstrom, dessen Druck und Temperatur 

 an den Manometern )h^ und m^ und den Thermometei-n U und t^, abge- 

 lesen werden kann, tritt nun linker Hand in das zu durchströmende ( )rgan. 

 rechter Hand in die Lunge, beide Teile befinden sich in den Uezipienten 

 E^ und Eo, in einer auf Körpertemperatur erhaltenen, mit Wasserdampf 

 gesättigten Atmosphäre auf entsprechenden tellerförmigen Unterlagen, in 

 welchen sich das Blut bei eventuell eintretender Blutung der ( )rgane 

 sammelt, so daß es wieder in die Zirkulation zurückgebracht werden 

 kann. Aus den Venen der Organe tritt das Blut beiderseits in die Meß- 

 gefäße Dl und Do, Zylinder mit unterem weiten Hahn und Kugelansatz, 

 bei dem Ober- und Unterteil noch eine seitliche N'eibindung haben, so 

 daß auch nach Verschluß des Hahnes keine Druckänderiing bei Füllung 

 des Zylinders eintritt. 



Diese INIeßgefäße können durch die alsbald eingehender zu schildernde 

 ,.Zirkulationswag-e'' ersetzt werden, welche die sie durchströmende Bliit- 

 menge unter völhgem Abschluß der Luft fortlaufend genau zu registrieren 

 erlaubt. Aus den Meßapparaten wird das Blut durch die den Nulldruck 

 in den Venen konstant erhaltenden Ventile /, und /., ') wieder von den 

 Herzen o, ' und «., abgesaugt. In jedem Sti-omkreis ist je eine Neben- 

 schließung eingeschaltet, welche von den Luftfängern (/, und d.^ abzweigend 

 und vor den Ventilen l^ und /g mündend, durch (")ffnen oder Schließen 



') Vgl.: C. Jacob}, Über das Funktionsvennögen der künstlich durchbluteten 

 Niere. Arch. f. exp. Path. 11. Pharm. Bd. 29. S. 27 (1891). 



