346 



Franz Müller. 



und treiben alles Blut durch die Meßgefäße und die geöffneten Klemmen 

 15 und 17 aus. Durch Einbringen von Kochsalzlösung in das Reservoir 

 und zeitweiliges Öffnen von 3 und 4 sowie 11 und 12 lassen sich die 

 zurückgebliebenen Blutreste völlig ausspülen, so daß man auch für quan- 

 titative Bestimmungen die gesamte Blutmenge bequem ohne Verluste aus 

 dem Apparate wieder gewinnen kann, 



Ist das Blut durch Kochsalzlösung ausgespült, so kann man den 

 Apparat noch einige Zeit mit gewöhnlichem Wasser nachspülen. Er ist 

 dann für eine neue Durchblutung gereinigt, nur muß man vor derselben 

 nun noch einmal mit Kochsalzlösung die Reste zurückgebliebenen gewöhn- 

 lichen Wassers ausspülen. Eine gründliche Reinigung, bei welcher die Teile 

 auseinander genommen werden müssen, ist, wenn die Ausspülungen in der 

 beschriebenen Weise gründlich und stets zuerst mit Kochsalzlösung vorge- 

 nommen werden, erst nach mehreren (5 — 6) Durchblutungen erforderlich. 



Die Zirkulationswage. 



Es wird jede Berührung des Blutes mit Luft, zumal bei der Messung 

 des die Organe passierenden Luftstroms, vermieden und an Stelle der 



bisher angewandten Meßgefäße I)^ 

 und D., eine Vorrichtung gesetzt, 

 die den Blutstrom unter völhgem 

 Abschluß der Luft kontinuierlich zu 

 messen und zu registrieren ge- 

 stattet. 



Der Apparat, wie ihn Fig. 103 

 von oben gesehen veranschaulicht, 

 besteht aus 2 Hauptteilen, welche in 

 Fig. 104 und 106 getrennt schema- 

 tisch in Seitenansicht wiedergege- 

 ben sind. Den einen Teil bildet ein 

 Stromwender mit einer Doppel- 

 klemme (Fig. i04), welche vier 

 nebeneinander laufende Gummi- 

 schläuche paarweise abwechselnd 

 1= durch Kompression zu verschheßen 

 und zu öffnen erlaubt. Diese 

 Schläuche sind in der auf Fig. 105 

 veranschaulichten Weise so mitein- 

 Fig. 103. ander verbunden, daß bei Verschluß 



des Paares 1 Zuleitungsrohr /• und i\ 

 und das Ausflußrohr / mit /j verbunden ist. während bei Verschluß von 

 Paar II r mit ly und / mit r^, also beide über Kreuz verbunden sind. 



Der Verschluß und die Öffnung der beiden Schlauchpaare geschieht 

 duixh die zwei auf Fig. 104 sichtbaren, in ihren freien Enden mit abgerundeten 

 Wülsten versehenen Scharniere S, deren unterer Teil durch eine Schraube T 



I 



