350 Franz Müller. 



Diese Platte wird zur eigentlichen Schwingungsebene der Wagenzunge 

 etwas schräg gestellt, so daß die Zunge, wenn sie einen Ausschlag nach 

 jener Seite macht, auf welcher die Platte ihre Schwingungsebene schneidet, 

 gezwungen wird, an der Plartgummiplatte federnd entlang zu gleiten, wo- 

 bei sie aus ihrer eigentlichen Bahn gedrängt wird. Sobald sie aber mit 

 ihrer Spitze das Ende der Platte erreicht hat, gleitet sie über die abge- 

 rundete Ebene in ihre ursprüngUche Schwingungsebene, also auf die 

 andere Seite der Platte ab und streift dabei über den dort angebrachten 

 Platinstreifen. Verbindet man die Wage mit der an ihr leitend befestigten 

 Zunge mit dem einen Pole einer elektrischen Batterie und führt von 

 dem anderen Pole dieser Batterie die Leitung durch den Elektromagneten 

 des Stromwenders zu dem isolierten, die Piichtungsplatte tragenden Metall- 

 säulchen V, so wird, sobald die Zunge über den Kontakt der Abrundung 

 der Hartgummiplatte abgleitet, für einen Moment der Stromkreis ge- 

 schlossen sein und es genügt dies, um von dem Elektromagneten durch 

 das Anziehen seines Ankers den Sperrhaken H auslösen zu lassen, so 

 daß die die ovalen Scheiben tragende Achse durch das Gewicht in 

 Bewegung versetzt wird. Diese Bewegung wird aber schon nach einer 

 A'ierteldrehung wieder arretiert, da mit dem Abgleiten der Zunge von 

 der Hartgummiplatte der Strom auch sogleich wieder geöffnet wird, so 

 daß der Magnet den Anker frei gibt und der Sperrhaken durch eine 

 Feder in den nächsten Einschnitt des Sperrades einfällt. Da durch die 

 ausgeführte Drehung der Achse um 90« die Richtung des Blutstromes 

 umgekehrt worden ist, so wird es jetzt zur Füllung des eben entleerten 

 Ballons und zu einer Austreibung des Inhaltes des vorher gefüllten Ballons 

 kommen, bis infolge des hierdurch ^^^eder nach der anderen Seite hin 

 verlegten Übergewichts jene Wagschale soweit hinabgesunken ist, daß die 

 Wagenzunge nun auf der anderen Seite der Koutaktplatte abgleitend von 

 neuem die Umschaltung des Stromes durch Auslösung einer weiteren 

 Vierteldrehung bewirkt. 



Es ist klar, daß bei der Wage, wie dieselbe bisher beschi'ieben wurde, 

 der die Stromumschaltung bedingende Kontakt jedesmal zustande kommen 

 wird, sobald die Gewichtsdifferenz auf beiden Seiten genügt, um die ver- 

 schiedenen, durch die Anordnung des Apparates bedingten konstanten 

 Widerstände , '«ie die Reibung der Waaenzunse durch den Kontakt . den 

 Torsionswiderstand der das U-Rohr mit dem Kompressorium verbinden- 

 den Schläuche usw., zu überwinden. 



Da nun diese Widerstände verhältnismäßig klein sind, so würde die 

 Umschaltung jedesmal schon durch den Eintritt geringerer Flüssigkeits- 

 mengen eintreten, als für den Zweck einer längeren Strommessung erwünscht 

 ist, wo die einzelne Umschaltung am besten nach einem Volumenwechsel 

 von 50 cm^ erfolgt, außerdem aber gleitet die Zunge, wenn sie die Kante 

 überschritten und der durch ihre Federwirkung gesetzte Widerstand dainit 

 plötzlich nachläßt, leicht zu schnell ab, um einen für die Auslösung des Sperr- 

 hakens genügenden Stromschluß herzustellen. Um diesen Übelständen ab- 



