Intermediärer Stoffwechsel: I>i(' kiinstliclic Umrlilihitunijr etc. ;-Jf)l 



/uliolfen, wurclen iiiitor den \Va<zs(li;il('ii die ln'idcii Federn /-'( Fiij. loC.j 

 angebracht, auf welche der Fiihrnngsstah der "Wagschalen heim Nie(ler- 

 sinken stößt. Diese Federn bilden einen weiteren Widerstund, der je nach 

 der Stärke der benntzten P'edern nnd nacli der variierharen Länge der- 

 selben beliebig vergrößert oder verringert werden kann. Hierdurch wird 

 es möglich, die Wage so einzustellen, daß die llmschaltnng des Stromes 

 jedesmal bei einer ganz bestimmten Menge des eingeflossenen r.hite< ein- 

 tritt, und damit ist die Möglichkeit einer Messung gegeben. 



Da die Zahl der ausgeführten rmdrehungen der die ovalen Scheiben 

 tragenden Achse durch Übertragung auf ein Zeigerwerk dort abgelesen 

 werden kann, so ist ohne Schwierigkeit die Menge des durch den Ajjparat 

 geflossenen Blutes am Schlüsse eines Versuches zu bestimmen. Man braucht 

 nur die Zahl der ausgeführten Vierteldrehungen mit der jeder rmschaltung 

 entsprechenden Blutmenge zu .multiplizieren. Es erlaubt aber die .\nord- 

 nung auch, die Stromgeschwindigkeit graphisch darzustellen und ihre \vr- 

 änderungen hierdurch genau zu kontrohieren. Zu diesem Zwecke schaltet 

 man in den Stromkreis, welcher den Elektromagneten versorgt, noch ein 

 elektrisches Signal ein, dessen Feder die jedesmahgen l^mschaltungen 

 neben einer die Zeit markierenden Schreibvorrichtung auf den laufenden 

 l'apierstreifen eines Ludtvigschew Kymographion markiert. Da sich ferner 

 an dem gleichen Kymographion die Blutdruck- und Bulskurve mittelst 

 eines Manometers auftragen läßt, so ist Gelegenheit geboten, bei der 

 künstlichen Durchblutung die Abhängigkeit der Stromgeschwindigkeit von 

 dem Blutdruck und der Art der Bulsschwankungen in oi)jektiver Weise 

 darzustellen. Da die Zirkulationswage dem Strome keinerlei Widerstand 

 bietet, und da die Pulsschwankung und der Druck sich durch dieselbe 

 fortzusetzen vermögen, so wird durch den Apparat an sich der Strom 

 nicht wesenthch verändert werden, und es können vielleicht gröbere 

 Schwankungen in der Menge des durchfließenden Blutes auf diese Weise 

 nachgewiesen werden. 



h) Durchblutungsapparat von Brod'ie.^) 



Dieser Apparat ist sehr viel einfacher und billiger als der J«co/;/sche, 

 besitzt aber trotzdem, soweit mir bekannt, viele der ^■orzüge. allerdings 

 mit Ausnahme der weniger ausgiebigen Arterialisierung. Dieser übelstand 

 tritt störend bei Durchblutung von Extremitäten hervor, während für 

 die Niere, den Darm, die Leber usw. die Sauerstoff Versorgung vollkommen 

 ausreicht. Die Druckregulierung, die Temperaturkonstanz des einströmen- 

 den Blutes, die Möglichkeit der Messung der Stronigeschwindigkeit ist 

 jedoch in vollkommenster Weise erreichbar. Seine Grenzen findi't der 

 Apparat weniger in Mängeln der Konstruktion, als in der eben bei Durch- 

 blutung mit defibriniertem Blut oder Salzlösung nach einigen Stunden stets 

 auftretenden Gefäßschädigung. Der Apparat (Skizze l'ig. 107) besteht aus 



») T. G.Brodie, The perfusion of surviviug orgaiis. Jourii. of l'hysiol. Vol. 29. 

 p.267 (1903). 



