352 



Franz Müller. 



einem Blutreservoir A von etwa 500 cm» Fassungsrauni, in welches der den 

 Druck liefernde Sauerstoff aus einer Bombe unten einströmt. Das Gas 

 passiert dann eine Schäumungsvorlage(Pr, Fig. 108) und durch eine T-Leitung, 

 deren Höhe verstellbar, ein Maximumventil X in Gestalt eines mit Queck- 

 silber gefüllten schmalen Zylinders, an das sich ein Manometer anschließt. 

 Das Blutreservoir steht in einem auf konstanter Temperatur gehaltenen 

 Wärmekasten; eine mögUchst kurze Leitung (3— 4 mm weit) führt zu der 

 Arterie des Organs. In sie ist (in Fig. 107 weggelassen, in Fig. 108 vorhanden) 

 ein T-Rohr B eingeschaltet, das mit Quetschhähnen abschließbar direkt 

 unter Umgehung des Organs zur venösen Leitung führt. Außerdem befindet 

 sich vor der Arterie ein etwa 6 cm langes und 1 cm weites Rohr T mit 

 Glaswolle zum Abfangen der Gerinnsel und eine kleine, birnförmige Er- 

 weiterung JJ mit seitlicher 

 Öffnung zum Abfangen und 

 Entleeren der Lufti^lasen, 

 beide kui'z bevor das Blut in 

 das Organ eintritt. Die zu- 

 führende Bahn S kann au 

 verschiedenen Stellen durch 

 Quetschhähne abgeschlossen 

 werden. Aus der Vene strömt 

 das Blut in einer Glasleitung 

 zu einem Zylinder (B, Fig. 107, 

 resp. N, Fig. 108) von etwa 

 10 cm Höhe und 2 cm Weite, 

 der oben luftdicht durch 

 einen dreifach durchbohrten 

 Gummistopfen verschlossen ist 

 (eine Öffnung fehlt in der 

 Figur 108). Durch die eine 

 Bohrung führt das soeben genannte, das venöse Blut zuführende Rohr Q, 

 durch die zweite ein kurzes Rohr, das durch einen Gummischlauch mit 

 dem T-Rohr R und der Zuflußleitung S in Verbindung steht. Durch die 

 dritte Öffnung geht ein Glasi'ohr 0, das zu einem zuvor geeichten Rekorder 

 (echtem Volum Schreiber) führt. Der Zylinder N verengt sich unten (M) 

 und mündet in die eine Hälfte eines Ventilapparates ein. Dieser besteht 

 aus einem kurzen T-Rohr, an das sich jederseits ein etwas weiteres Rohr 

 (5 — 7 mm. weit, 2 — 3 cm lang) anschließt, das auf der einen Seite konisch 

 zugeht. In die konische Öffnung paßt ein konisch zugescliliffenes Glas- 

 sttickchen. Die Ventile müssen so gearbeitet sein, daß sie außerordentlich 

 leicht gehen und auch ohne Flüssigkeit fast vollkommen luftdicht, mit 

 Flüssigkeit absolut wasserdicht schUeßen. Das T-Rohr des A'entils (// in 

 Fig. 108) steht mit einer kleinen Pumpenvorrichtung in Verbindung , etwa 

 einer 10 cm^ fassenden Spritze (G), die behufs Reinigung vollkommen aus- 

 einander zu nehmen ist, und in der sich ein (am besten Metall in Metall 



KünsJ-ti'chef KreislauF nach * Bpodie. 



Fig. 107. 



