;354 Franz Müller. 



der Schraube der Spindel C, die sich unter der vertikalen Drehachse leicht 

 zugänglich befindet. Es ist ein ganz besonderer Vorzug des Apparates, daß 

 man das Spiel der Pumpe und damit die Durchblutung mit Hilfe dieser 

 Mikrometerspindel sehr fein regulieren kann, ohne daß dabei die Durch- 

 blutung unterbrochen zu werden braucht. Die Pumpe treibt das Blut in 

 der in der Skizze (Fig. 107) durch Pfeile angedeuteten Richtung durch 

 das eine Ventil heraus nach A zurück und erhöht den Druck in A periodisch. 

 so daß das Blut stoßweise ausfließt. Je nachdem die Pumpe den Zylinder B 

 schneller entleert als Blut von oben in ihn hineintropft, wird der Luft- 

 raum über dem Blut in B w^achsen oder abnehmen. Dementsprechend 

 zeigt der Rekorder, der mit dem Luftraum von B luftdicht verbunden ist 

 ( in Fig. 108), einen Anstieg bei stärkerer Blutzufuhr als Abfluß der Pumpe, 

 einen Fall bei schwächerem Zutropfen und relativ stärkerem Arbeiten der 

 Pumpe. Das (Jrgan selbst befindet sich in einem auf konstanter Temperatur 

 gehaltenen Wärmekasten. Man braucht bei den beschriebenen Dimensionen 

 und möglichst kurz gehaltenen Leitungen aus Glas mit Gummi-Zwischen- 

 stücken etwa HO — 35 cm^ Blut für Durchströmung der hinteren Extremi- 

 täten oder der Niere von Kaninchen oder Katze bei einem Druck von etwa 

 80 mm Hg, für die Lunge und den Darm etwa ebensoviel bei einem Druck 

 von 30 mm Hg, für die Leber etwas mehr. Da man von einer Katze be- 

 quem 60 — 80 cm 3 Blut bei einem Körpergewicht von l'b kg gewinnt, so 

 kann man mit dieser Menge, die man aber noch ein wenig durch Koch- 

 salzlösung erhöhen kann, auf das bequemste auskommen. 



Will man die Stromgeschwindigkeit messen, so eicht man den Re- 

 korder zunächst in der Art, daß man auf der Trommel des Kymographions 

 zwei Abszissen zieht, deren Abstand einer Füllung von 1, 2 bis 5cw?^ 

 Luft in dem Rekorder entspricht. Läßt man dann während der Durch- 

 blutung das Kymographion laufen und verzeichnet das Zufließen des Blutes 

 in den Zylinder B bei bestimmtem, konstant gehaltenen Pumpenhub oder 

 bei Stillstand der Pumpe unter gleichzeitiger Registrierung der Zeit, so be- 

 schreibt der Rekorder, wenn die Pumpe angehalten war, eine je nach der 

 Schnelligkeit der I^mdrehung der Trommel und des Einkaufs des Blutes 

 verschieden steil ansteigende gerade Linie, oder wenn die Pumpe arbeitete, 

 eine ansteigende, mit Pulsen versehene Linie. Läßt man sie die zuvor ge- 

 zogenen Abszissen schneiden, so weiß man, unter Benutzung der Zeitmarken, 

 in welcher Zeit die durch die Abszissenentfernung gegebene Blutmenge aus 

 dem Organ bei dem herrschenden Druck ausgeflossen ist. Die Messung ist 

 bei schneller Umdrehung der Trommel außerordentlich genau. 



Handelt es sich darum, chemische Umsetzungen im durchbluteten 

 Organ zu studieren, so kann der Brodiesche Apparat leicht entsprechend 

 modifiziert werden. Es bedarf dann keiner so feinen Verstellvorrichtung 

 an der Pumpe. Eine am Motor angebrachte Friktionsscheibe mit verstell- 

 barem Ubertragungspunkt nach Art der Übertragung am Trommelkymo- 

 graphion reicht aus. Die Pumpe wird auf einem horizontalen Brett neben 

 dem Motor fest montiert und kann, w^enn man etwas mehr Blut zui' Ver- 



