latormediärcr Stoffweclisel: ÜbcilclifiuU' Organe. 



.) ( i 



stoffpiiinpe 0, durch welche der komprimierte Sauerstoff als eine laiifj;- 

 same uud reiielmäliisi- koutinnierliche Reihe von Gasblasen hinaufstei<^'t. 

 Das aufsteigende Gas reilit durch (his Aufsteij^rohr (B/ von 7 ww Lich- 

 tung die Flüssiirkeit als eine Reihe von kurzen Sauleu verschiedener 

 Läuiie mit sich, bis es schlielMich in das Reservoir /urückflieHt. Hierdurch 

 wird offenbar nicht nur das Zurückströnieu der Flüssiijkeit. soiidciii auch 

 deren Oxygenation am besten bewirkt. 



Bei ihrem Durchi>anj>' vom Resen^oir /um Herzen flielU die Flüssiirkeit 

 zunächst durch einen Filter aus (ilaswolle (F) uud hierauf durch das 

 Schlansi'enrohr, wo sie sich erwärmt. Das kupferne Wasserbad. in dem das 

 Schlangenrohr enthalten ist, wird mittelst eines in seine Wand gelöt<'ten. 

 1 cm dicken Kupferstabes, dessen freies Ende durch einen an ihm befestifiten 

 Biinsen-BvemwY erwärmt wird, auf annähernd konstanter Temperatur 

 (86 — HS") erhalten. Durch passende Änderimi; des Al)standes i\(>s Rrenuer.» 

 vom Bad ist man imstande, dessen Temperatur beiiuem und gut zu 

 regulieren. Der Wärmegrad wird an einem im Wasserbad versenkten 

 Thermometer abgelesen. 



Die Kanüle, die das Ende des Schlangenrohres mit der Aorta verbindet, 

 hat S ni»/ Lichtung und wird durch den paraffinierten Pfropfen gesteckt, 

 der den zyhndrischen Herztrichter zuschließt. Das der Herzkanüle an- 

 geschlossene Seitenröhrchen, das ebenfalls durch den Pfropfen dui-chiicführt 

 wird, ermöglicht das Entweichen etwaiger (Tlasblasen ohne \'erlust der 

 Durchströmungsflüssigkeit. 



Die Höhe des Ausflußrohres, vom unteren Ende des zylindrischen 

 Trichters H bis zum Verbindimgsi-ohr gemessen, beträgt 65--7U(w. Die 

 Höhe des Aufsteigrohres, vom Verbindungsstück zum Niveau der Reservoir- 

 flüssigkeit, beträgt hingegen 115 — 120 cm. 



Der komprimierte Sauerstoff strömt aus seinem Behälter zunächst 

 durch eine (in der Figur nicht gezeichnete) H'o?;///sche Flasche, die Wasser 

 enthält. Das Gas wird hierbei gewaschen und gleichzeitig sättigt es sich 

 mit Wasserdampf. Dieser Prozeß dient zur N'erminderung des Wasser- 

 verlustes, der während der Durchleitung infolge der \'erdamitfung entsteht. 

 Zwischen der H Vw///schen Flasche und der Pumi)e wird zur Venneidung 

 von eventueller Zurückstrcmung der Durchleitungsthissigkeit ein (dasventil 

 eingeschaltet. 



Einige Zentimeter oberhalb des \'erbindungsr(dnes K (vgl. die neben <ler 

 Hauptal)bildung einzeln gezeichnete Sauerstoffpumpe) verengt sich die ijch- 

 tung des Aufsteigrohres von 7 nni/ zu etwa :> iinii. An dieser Stelle befindet 

 sich die Sauerstoff spritze (Jj, die 1 mm Lichtung i)esitzt. Die Flüssigkeits- 

 säule im Ausflußrohr zeigt eine um so geringere Höhe, je mehr die 

 Pumpe arbeitet. 



Die Durchspülungsflüssigkeit hat folgende Zusammen.setzung: Na Gl 

 O-90/o: K Gl 0-()42»/o; Ca Gl, O-Oi^Vo (als wasserfici gerechnet): Na HGO, 

 0()2o/o- Beim Beginn des Versuchs wird das NaHGOa aUein zin* Lösimg zu- 

 gesetzt, um die schwache Fällung von GaGO, möglichst eiu/us(hräiik( n 



