454 F. Battelli und Lina Stern. 



Diese Flasche hat zwei Hälse, von denen der eine mit einem A'ier- 

 weghahn verbunden ist. Die eine der Bohrungen steht mit dem Aspirator t 

 in Verbindung, eine andere kommuniziert mit dem Rohre t/, das in die 

 Quecksilberschale c mündet, die dritte Bohrung steht mit dem Quecksillier- 

 reservoir R in Verbindung und die vierte kann mit den Kaliflaschen p und 

 der Barytflasche h verbunden werden. 



Nachdem das zu untersuchende Gewebe in die Flasche F gebracht 

 worden ist, stellt man die Verbindung der Flasche mit dem Aspirator her. 

 Ein durch Kalilauge von Kohlensäure befreiter Luftstrom wird durch die 

 Flasche getrieben, um die eventuell in der Flasche befindliche Kohlensäure 

 auszutreiben. Der Hahn wird geschlossen sowie auch das Bohr a , welches 

 zu den Baryt- und Kaliflaschen führt. Wenn man nun das in der Flasche F 

 enthaltene Gas analysieren will, so beginnt man damit, dal) man die Ver- 

 bindung des Quecksilberbehälters R mit dem Glasrohr d hersteUt und letz- 

 teres voUständig mit Quecksilber füllt. Man verbindet darauf den Queck- 

 silberbehälter R mit der Flasche F. Durch Senken des Reservoirs R' führt 

 man in R eine gewisse Menge Gas ein, welches man durch das Rohr d in 

 einen Meßzylinder, der auf der Quecksilberschale ruht, überleitet. Das Gas 

 wird dann analvsiert. Wenn man den Rauminhalt der Flasche F kennt, ist 

 es leicht, die Gesamtmenge des verbrauchten Sauerstoffs und der ent- 

 wickelten Kohlensäure zu berechnen. Wenn man nun den Versuch fort- 

 setzen will , läßt man die Flasche F mit dem Aspirator t kommunizieren 

 und erneuert so die Luft der Flasche. Man verfährt im übrigen wie vor- 

 her. Diese Manipulationen können so lange fortgesetzt Averden, bis die Gas- 

 atmosphäre der Flasche F keine Änderung mehr aufweist, d. h. bis der 

 Gaswechsel völlig aufgehört hat. Will man den Versuch bei einer bestimmten 

 Temperatur ausführen, so kann man die Flasche F in ein Wasserbad von 

 konstanter Temperatur versenken. 



Das Eindringen von Mikroben in die Flasche F während der Ver- 

 suchsdauer muß möghchst verhindert werden. Zu dem Zwecke wird ein 

 sterilisierter Wattebausch in die Mündungen der Flasche F gesteckt. Der 

 Luftstrom muß diesen Wattebausch passieren, bevor er ins Innere der 

 Flasche gelangt. 



Mikrorespirometer von Thunherg. Wenn man den respiratori- 

 schen Gaswechsel sehr kleiner Mengen Gewebes untersuchen will, kann man 

 sich mit gutem Erfolge des Thunbergschen Mikrorespirometers (Fig. 116) 

 bedienen. 



Mit Hilfe des kleinen ^likrorespirometers ^) bestimmt man bloß die 

 Sauerstoffzehrung oder den respiratorischen Quotienten, während das große 

 Mikrorespirometer 2) zur Bestimmung der verbrauchten Sauerstoffmeuge 

 sowie der gebildeten Kohlensäure benutzt w^erden kann. 



^) Thtmherg, Eine einfache Anordnung, um die Sauorstnffzehrnng kleinerer Or- 

 ganismen oder Organe zu demonstrieren. Zentralbl. f. Ph}>iol. Bd. 19. S. 308 (1905). 



^) Thunherg , Ein Mikrorespirometer. Skand. Archiv f. Phvsiol. Bd. 17. S. 74 

 (1905). 



