456 



F. Battelli und Lina Stern. 



das Tröpfchen sich nach der entgegengesetzten Seite verschiebt, und der 

 Quotient ist gleich 1, ^Yenn der Tropfen seine Anfangsstellung bewahrt hat. 



Die Stelluugsänderuiig des Indextröpfchens zeigt nicht die absolute 

 reelle Größe des absorbierten oder entwickelten Gases an, denn die Volum- 

 veränderung in einem geschlossenen System wird durch die respektive 

 Druckänderuug in den beiden Fläschchen beeinflußt. Nach der Berechnung 

 von Winterstein erhält man die absolute Größe der Gasvolumenverände- 

 rung des das Gewebe enthaltenden Fläschchens, indem man den an der 

 Skala des Kapillarrohres angegebenen Wert mit 2 multipliziert. 



Der Apparat ist sehr empfindlich und erfordert daher große 

 Vorsicht bei der Hantierung, da verschiedene Faktoren die Resultate 



Fig. 117. 



trüben kennen. Eine Hauptbedingung ist, daß die Temperatur im ganzen 

 System eine gleichmäßige sei. Man wird also einige ^linuten al)warten 

 müssen, bevor man den ^'ersuch beginnt, damit die verschiedenen Teile 

 des Apparates sich mit der umgebenden Temperatur ins Gleichgewicht 

 setzen. Die Spannung des Wasserdampfes muß in den beiden Hälften des 

 Apparates eine gleiche sein. Man wird deshalb in die beiden Fläschchen 

 etwas Flüssigkeit bringen. 



Winterstein ' ) hat diesen soeben beschriebenen Thunberr/^chen Mikro- 

 respirometer etwas abgeändert (Fig. 117), so daß der respiratorische Gas- 



1) Winterstein , Über den Mechanismus der Gewebeatmiing. Zeitschr. f. allgem. 

 Phxsiol. Bd. 6. S. 315 (1905). 



