486 



W. Palladin und S. Kostytschew. 



schlauch verbundene Kolben ß enthält die zur Ernährung der Samen 

 bestimmte Flüssigkeit. Den Apparat samt dem mit ihm verbundenen Kolben 

 sterilisiert man im Autoklaven. Die zu der Kultur ausgelesenen Samen 

 behandelt man unter beständigem Umrühren in einem verschlossenen 

 Reagenzglas im Verlauf von 10 — 15 Minuten mit einer Ol^/oigen Brom- 

 lösung und schüttet dann die Samen samt der Bromlösung in den Apparat. 

 Die Bromlösung verbleibt im Apparate noch etAva 10 Minuten und wird 

 schließlich durch das Rohr d entfernt. Zidetzt wäscht man die Samen 

 dreimal mit der Flüssigkeit des Kolbens B aus. Ist eine Untersuchung 

 der späteren Keimungsstadien erforderlich, so bedient man sich eines 

 senkrecht aufgestellten Apparates (Fig. 130, //). 



Um einem Verwelken der zu untersuchenden Pflanzen vorzubeugen, 

 schaltet man zwischen dem Natronkalkzvlinder und dem mit Pflanzen ver- 



Fig. 130. 



setzten Rezipienten ein mit Wasser oder mit den mit Wasser getränkten 

 Bimssteinstücken gefülltes Gefäß ein. 



Die Bestimmungen der Kohlensäure in Pe^;^'MÄ:o /'ersehen Röhren liefern 

 sehr genaue Resultate. Die Versuchsfehler beschränken sich in der Regel 

 auf höchstens ein MiUigramm. 



Pettenkofersche Röhren können durch Kaliapparate ersetzt werden. 

 Die Anwendung der Kaliapparate ist in denjenigen Fällen besonders zu 

 empfehlen, wo große Kohlensäuremengen gebildet werden und wo ein rascher 

 Wechsel der Absorptionsgefäße den Versuchszwecken gemäß nicht geboten 

 ist. Man wendet am besten Geisslersche Kaliapparate mit eingeschhffenem 

 Chlorcalciumrohr an, die bei den organischen Elementaranalvsen gebräuchlich 

 sind. Die Kugeln des Kaliapparates füllt man etwa zu zwei Dritteln mit 

 40 — 45''/oiger Kalilauge. Bei Anwendung von konzentrierteren Kalilösungen 



