488 ^^ • Palladiu und S. Kostytscliew. 



der allgemeinen Handhabung und Wägung der Kaliapparate muij auf die 

 Lehrbücher der analytischen Chemie verwiesen werden; beim Durchleiten 

 des Wasserstoffs muß ein jeder Kaliapparat vor der Wägung etwa 

 15 Minuten lang in einem Strome der kohlensäurefreien trockenen Luft 

 belassen werden, um den Wasserstoff aus dem Apparate zu verdrängen. 



Was nun die Fehlerquellen dieser Methode anbelangt, so muß nur 

 auf die Möglichkeit einer Wasserverdunstung aus dem Apparate hinge- 

 wiesen werden. Ist aber das Chlorcalciumrohr in der vorstehend beschriebenen 

 Weise gefüllt, so kann ein nennenswerter Wasserverlust nur bei dauernder 

 und ausnahmsweise lebhafter Gasdurchleitung stattfinden; in diesem Falle 

 ist es geboten, hinter dem Kaliapparate ein wägbares H., SO*-Waschfläschchen 

 einzuschalten. A. Richter beschickt das Chlorcalciumrohr der Kaliapparate 

 mit dem mit konzentrierter Schwefelsäure getränkten Asbest. Bei An- 

 wendung der auf diese Weise gefüllten Kaüapparate ist ein Wasserverlust 

 vollkommen ausgeschlossen. 



Die Resultate der Kohlensäurebestimmungen im Geissler sehen Apparate 

 fallen höchst genau aus: bei sorgfältiger Arbeit kann man sogar Bruchteile 

 eines ^lilligramms bestimmen. 



Ist die Kohlensäureproduktion der Pflanzen sehr ausgiebig, so kann 

 man die Menge der abgeschiedenen Kohlensäure aus dem Gewichtsverluste 

 des Rezipienten ermitteln. Auf diese Weise bestimmte E. Büchner^) die 

 Gärkraft des Hefepreßsaftes. 



II. Bestimmung des von den Pflanzen absorbierten Sauerstoffes. 



Für die Bestimmung des absorbierten Sauerstoffes kann man den 

 Apparat von Wolkof und Maijer-) benutzen; doch ist für diesen Zweck 

 der einfachere Apparat von GocUewsld^) besser geeignet; derselbe ermög- 

 licht zugleich Bestimmungen der ausgeschiedenen Kohlensäure auszuführen. 

 „Es ist ein einfacher Kolben aus dickem (ilas A, dessen Volumen (welches 

 ungefähr 400 c»/^ beträgt) bis zu einem Striche«, welchen er an seinem 

 Halse trägt, genau mittelst einer Bürette bestimmt ist (Fig. 131). In diesem 

 Kolben werden die zum Versuche bestimmten Samen oder andere Pflanzen- 

 teile auf nasses Fließpapier oder auf l)efeuchtete Baumwolle gebracht. Der 

 / Kolben wird mit einem gut schließenden, doppelt durchbohrten Kork ge- 

 schlossen. Im Kork stecken zwei Röhren: die eine h ist an der äußeren 

 Spitze ausgezogen und zugeschmolzen, sie bleibt während der ganzen Ver- 

 suchszeit geschlossen; die andere e ist zweimal unter rechtem AVinkel ge- 

 bogen und in Quecksilber , Avelches in dem Gefäße n enthalten ist . einge- 



^) E. Buchner, H. Büchner und M. Hahn, Die Zymasegärung. Müncben und Berlin. 

 1903. S. 180. 



") A.v. Wolkoff und Adolf Mai/er, Beiträge zur Lehre über die Atmung der 

 Pflanzen. Landw. Jahrb. Bd. 3. S. 481 (1874). 



") E. Godlewski, Beiträge zur Kenntnis der rflanzenatuiung. Pringsheims J;ihrb. 

 f. wissensch. Botanik. Bd. 13. S. 491 (1882). 



