Intermediärer Stoffwechsel : Metlioden z. Bestiminmig 



Atiiuiiig d. Pflanzen. 



4f(<.> 



taucht. Der äuJjere Schenkel dieser llülire ist ktiUhricrt und mit ciiici- 

 Millimeterskala versehen. An dem Häkchen an der Röhre /> hiiuixt ein kleines 

 Gefäß (j mit aboewogener Menge konzentrierter Kalilauge. 



Für das Gelingen des Versuches ist ein völlig sicherer, liiftdiclitcr 

 Verschluß des Apparates erforderlich; um diesen zu erreichen, verliihi-t man 

 folgenderweise: Man verwendet einen guten, aber nur etwa i;i — 1") min 

 hohen Kork, welchen man bis zu dem Striclie a in den Hals des KoII>ens 

 hineinpreßt, so daß der Hals des Kolbens noch etwa 10 >nn/ hoch über die 

 Oberfläche des Korkes hinausragt. In diesen Raum des Halses gießt man 

 auf den Kork eine 6 — 8 mm hohe Schicht Quecksilber, darauf noch etwas 

 Wasser und nun braucht man nicht mein- zu 

 fürchten, daß die äußere Luft in den Apparat 

 bei negativem Drucke hiueindringen könnte. Um 

 das richtige Volumen der Luft, in welcher die 

 Samen eingesperrt sind, zu erhalten, muß man 

 zu dem Volumen des Kolbens A den Inhalt der 

 Röhre b bis zum Striche a und der Röhre e bis 

 zum Quecksilberniveau 1) addieren, dagegen das 

 Volumen sämtlicher Gegenstände, welche in dem 

 Apparate enthalten sind, von demselben abziehen. 

 Das so korrigierte Luftvolumen wird dann nach 

 der bekannten Formel 



lgv = lgv' + lg(b— b'— b") -lg(l +0-00366t) 



auf 1 m Druck O" Temperatur und Trockensub- 

 stanz reduziert. 



Bevor man nach der Zusammenstellung 

 des Apparates zur Volumenablesung tritt, muß 

 mau etwa 1/2 Stunde abwarten, damit sich die 

 Temperatur des Apparates mit der der um- 

 gebenden Luft ausgleichen konnte. 



Sobald die Samen den Sauerstoff einzu- 

 atmen und die Kohlensäure auszuatmen beginnen, 

 wird die letztere durch die Kaülauge absorbiert. 



Das Volumen der Luft im Apparat wird infolgedessen vermindert und das 

 Quecksilber fängt an. in der Röhre e zu steigen. Von Zeit zu Zeit kann 

 mau die Höhe des Quecksilberniveaus in der Röhre c ablesen-) und da- 

 nach die Volumverminderung der Luft in dem Apparate berechnen. Diese 

 Volumenverminderung gibt uns direkt das ^'olumeIl des eingeatmeten 

 Sauerstoffes. 



Fig. 131. 



*) Eine genaue Ablesung des Quecksilberuiveaus in der Röhre r ist nur dann 

 möglich, wenn dieselbe hoher als das Quecksilberniveau im (iefäße h liegt. Das ist nun 

 leicht dadiu-ch zu erreichen, daß man den Kolben J. bevor in.iii die luilnc <• in (^liin-k- 

 silber taucht, etwas mit der Hand erwärmt. 



^) Selbstverständlich wird gleichzeitig die Temperatur umi der Harometerstand 

 abgelesen. 



