492 ^^ ■ Tailadin imd S. Kostytschew. 



niveau im Meßrohr auf beliebiger Höhe einstellen. Für feinere Verschiebungen 

 des Quecksilberniveaus dient die in einem Ansatzrohr in Quecksilber ver- 

 senkte Stahlschraube e.^) 



Die Quecksilberwanne (' und die beiden Gaspipetten D und E sind 

 durch dickwandige Gummischläuche und ein T-Rohr mit der Birne G ver- 

 bunden. Wenn man die beiden Glashähne n und jj schließt und den Quetsch- 

 hahn M öffnet, so kann man die Wanne C mit Hilfe der Birne entleeren 

 oder mit Quecksilber füllen. Wenn man den Quetschhahn M schließt und 

 einen der beiden Glashähne w und ^9 öffnet, so kann man durch die ent- 

 sprechende Gaspipette Quecksilber in beliebiger Richtung (je nach der 

 Lage der Birne G) fließen lassen. Für feinere Verschiebungen der Queck- 

 silbersäule im oberen Rohr der Pipette D dient die Stahlschraube/. Die 

 Pipette D ist für Kalilauge bestimmt : die Pipette E ist eine Explosions- 

 pipette: Im oberen Teil der Kugel sind Platindrähte eingeschmolzen, die 

 an ihren Enden 1 — 2 mm voneinander abstehen; außerhalb der Kugel sind 

 die Platindrähte mit den Poldrähten eines Bithiukorß'schen Funkeninduk- 

 tors in Verbindung gebracht; letzterer ist seinerseits einem Zink-Kohle- 

 element angeschlossen. Das Element füllt man mit einer Chromsäurelösung, 

 welche aus 92 (/ doppeltchromsaurem Kali. 93*5 cm-'' konzentrierter Schwefel- 

 säure und 900 crn^ Wasser bereitet wird. 



Das Ablesen am Meßrohr führt man mit Hilfe eines horizontalen 

 Ablesemikroskops aus, das auf Stellschrauben fußt und durch Auszug und 

 Zahntrieb in einer Höhe von 40 — 50 cm verstellbar ist. 2) Die genaue Ein- 

 stellung auf das Objekt ist durch Zahn- und Triebwerk ermöglicht. Man 

 stellt das Instrument so ein, daß eine jede Millimeterteilung des Meßrohres 

 durch das in der Okularblende des Mikroskops befindliche Mikrometer in 

 20 Teile geteilt wird. Für die Analyse sind scUießlich kleine Eprouvetten 

 mit eingeschmolzenem Glashalter (Fig. 182 Ä) notwendig. Die Länge der 

 Eprouvetten beträgt etwa 6 — 7 cm. 



Mit Hilfe der beiden Birnen G und H füllt man das Meßrohr, die 

 beiden Gaspipetten D und E und die Wanne C mit reinem , trockenem 

 Quecksilber. Nach dem Füllen der Gaspipetten und der Wanne C bis zum 

 Strich Im müssen nur 2 — 3 cm^ Quecksilber in der Birne G bleiben. Den 

 (xlaszylinder B füllt man mit destilliertem Wasser und deckt ihn mit einer 

 ' Glasplatte, um das Trübwerden des Wassers möglichst lang zu verhindeni. 

 Von Zeit zu Zeit wird das Wasser abgehebert und durch frisches ersetzt. 

 Die Kugel der Gaspipette D füllt man zu einem Drittel mit verdünnter 

 Kalilauge. Am besten wendet man 77oige KaHlösung an, da dieselbe die 



^) Das neueste Modell w eicht von dem hier abgebildeten in folgenden Beziehungen 

 ab: erstens ist der nicht graduierte Teil des Meßrohres 0' A" A"' ein enges Kapillar- 

 rohr; hierdurch wird eine bequemere und genauere Einstellung des Quecksilberniveaus 

 auf dem Strich erzielt; zweitens sind die Platindrähte innerhalb der Kugel E nicht 

 abwärts, sondern aufwärts gerichtet, was ein Verpuffen minimaler Gasmengen ermöglicht. 



^) Modell von Leitz, Nr. 36 (nach Katalog Nr. 41). Da der graduierte Teil des 

 Meßrohres nur etwa 17— 18 cw lang ist, so können auch die in geringerer Höhe ver- 

 stellbaren Kathetometer angewendet werden. 



