Intermediärer Stoffwechsel : Methoden z. Bestimmung' d. Atmuntr d. Pflanzen. 49;{ 



Tension des Wasserdampfes nicht verändert: das /u aiialy>i<'i('iid(' (las 

 braucht man also in diesem Falle nach der Absorption der lv(ddens;iure 

 nicht wieder anzufeuchten. Will man konzentriertere (HO- 40Voigc) K-ih- 

 lösunj^en anwenden, so muß das Gas nach erfol^tei- Kohlens;iureal)sorption 

 vor der Messung in die Pipette K übeifidut werden, wo es dm-ch das den 

 Wänden der Pipette anhaftende Wasser wieder angefeuchtet wird. Das 

 Füllen der Absorptionspipette mit Kalilauge wird folgenderniarien ausge- 

 führt: Man beschickt eine Eprouvette mit etwa :> -4rm'' Kalilauge und 

 sperrt die Lauge mit Quecksilber; die Eprouvette übertrügt man mit Hilfe 

 eines eisernen Löffels in die Quecksilberwanne (' und setzt sie unter dem 

 Quecksilber auf das obere Rohr der Absorptionspipette so tief auf, dali das 

 Ende der Pipette in Kalilauge taucht. Jetzt saugt man mit Hilfe der Piirne 

 G eine entsprechende jMenge der Kalilösung in die Pipette ein, wonach man 

 durch Aufheben der Eprouvette das obere Ende der Pipette in (Quecksilber 

 versenkt; dann saugt man eine Zeitlang (^)uecksilber in die Pipette ein, 

 um die den Wandungen des oberen Rohres anhaftende Lauge zu entfernen. 

 Nach dem Füllen der Pipette ist also die in der Kugel enthaltene Kali- 

 lauge durch das im oberen Rohr l)efindliche Quecksilber gesperrt. Da die 

 Bestimmung des Sauerstoffes im Apparate von Folowzou-Richtcr durch 

 Verbrennung erfolgt, so sind für die Analyse Wasserstoff und Knallgas 

 erforderlich. Diese Gase bereitet man sich nach Bunsens^) ausführlichen 

 x\ngaben durch Elektrolyse; die genannten Gase müssen in den mit (,)u('ck- 

 silber gesperrten Eprouvetten aufbewahrt werden. 



Vor dem Gebrauche muß der Apparat sorgfältig kalibriert werden. 

 Der linke Schenkel des im Glaszylinder ß befindlichen Teiles des Mel')- 

 rohres ist in Millimeter geteilt; am rechten engeren Schenkel des Rohres 

 ist aber nur ein Strich auf dem Niveau des Striches Im der Queck- 

 silberwanne aufgetragen. Bei der Analyse stellt man die Kuppe des Queck- 

 silbermeniskus im rechten Schenkel des Rohres genau auf den Strich 

 ein; die Messung des Gases findet also bei atmosphärischem Druck statt. 

 Das Volumen des inneren Raumes des Rohres zwischen () und 0' ist im- 

 bekannt und muß beim Kalibrieren ermittelt werden. Das Kalibrieren wird 

 auf folgende Weise ausgeführt: Man sperrt in einer Eprouvette ein paar 

 Kubikzentimeter Luft mit Quecksilber, überträgt die Eprouvette in die 

 W^anne 6', setzt sie unter dem Quecksilber auf das Ende des Meßrohres 

 auf und saugt mit Hilfe der Birne H und des Hahnes a zuerst etwas Luft, 

 dann eine geringe Menge Quecksilber, schließlich wieder Luft in das Meß- 

 rohr ein; dieses Verfahren ist dem oben beschriebenen Füllen der Absorp- 

 tionspipette analog. Das Volum des eingeführten Quecksilbers muß kaum 

 größer oder am besten ebenso groß sein als der Raum zwischen und 0'; 

 hat man zu viel Quecksilber eingesogen, so entfernt man den Überschuß 

 mit Hilfe der Schraube e. Die eingeführte Quecksill)ersäule stellt man so 

 ein, daß die Kuppe des unteren Meniskus mit dein Striche () zusammen- 



') Buiisen, Gasometrische Methoden. 2. Aufl. S. 7(5 und SO. Rraunschweig 1877. 



