Intermediärer Stoffwechsel : Mitlmdii) z. Bestimnuiiiff d. Atmung d. I'flan/.eii. 4<(7 



Richtiiiiii- des rfeiles (Fig. i;>2, hei 0) erfolgen. Auch hat man dafür /u 

 sorgen, daß die \vährend je einer Analyse ausznfiihicnden Ahlesnngen bei 

 Konstantl)leiben der Temperatur voi'genommen werden. Die etwa stattge- 

 fundenen Temperaturschwankungen werden mit Hilfe eines im Zylinder 7^ 

 in Wasser getaucliten Thermometers kontrolliert und durch '/iigiellen von 

 kaltem bzw. warmem Wasser sofort ausgeglichen. Kine nennenswei'te Ände- 

 rung des l>aronu'terstandes kann bei der kurzen Dauer der Analysen nicht 

 stattfinden. 



Der FolowzoLvsche Apparat ermöglicht in kurzer Zeit eine ganze Ifeihe 

 exakter Gasanalysen auszuführen, da eine jede Analyse nur 20 — 80 Minuten 

 in Anspruch nimmt. Auch ist es von Wichtigkeit, daO sehr geringe Gas- 

 mengen für die Analyse genügen. Außerdem ist der Apparat einfach kon- 

 struiert und erfordert eine geringe Menge des Quecksilbers; es ist also 

 ersichtlich, daß derselbe für physiologische Zw'ecke vortrefflich geeignet ist. 



Im ursprünglichen Modell von Foloiczow wurde der Sauerstoff durch 

 Absorption mit alkalischer Pyrogallollösung bestimmt. Die von Ficht er her- 

 beigeführte Modifikation besteht im wesentlichen dai'in, dal) die Sauer- 

 stoffbestimmung durch Aerpuffung mit Wasserstoff ausgeführt wird. Die 

 Anwendung der Explosionspipette ermöglicht eine schnellere und zugleich 

 genauere Sauerstoff bestimmung zu erzielen; außerdem ist der modifizierte 

 Apparat für die Bestimmungen von Wasserstoff. Kohlenoxyd und anderen 

 (iasen brauchbar. 



Der Apparat von Poloiczoic ist im wesentlichen eine Koml)ination 

 von zwei Timiriazeß'scheu Pipetten. M Die Handhabung der Pipette von 

 Timiriazeff ist aus obiger Beschreibung des FoIowzow?,q\iq^ Apparates und 

 der Abbildung (Fig. lä;>) leicht begreiflich. Die eine Pipette dient zur Be- 

 arbeitung der Gase mit Kalilauge — die andere zur Bearbeitung mit 

 Pyrogallol. Die Messung der Gase wird in einem eigenartig konstruierten 

 Eudiometer ausgeführt (Fig. DU). Da das Quecksilberniveau im engen Teil 

 des Eudiometers eingestellt wird, so ist hierdurch ein sehr genaues Ab- 

 lesen ermöglicht. Andrerseits leidet aber das Timinazf;//]>('hQ Eudiometer 

 an dem Übelstande, daß es nicht für Gase beliebiger Zusammensetzung 

 brauchbar ist. Ist z. B. der Kohlensäuregehalt des (iases sehr groß, so wird 

 das Quecksilberniveau nach der Kohlensäureabsorption, infolge bedeutender 

 Volumverminderung des Gases, sich aulierhalb des graduierten Teiles des 

 Eudiometers befinden; was eine Fortsetzung der Analyse unmöglich macht. 



Viel einfacher als die beiden oben beschi-iebenen Ai)i)arate ist der 

 Apparat von Bonnier und Alam/in'^) konstruiert; derselbe liefert trotzilem 

 ziemlich genaue Resultate. Noch einfacher ist die von Baranetzkii^) er- 



') Timiriazef, Recherches sur la döcomposition de Tacide carl)oni(|ue daiis le 

 spectre solairo par los parties vertes des vösretaux. Annales de cbimie et de pliysique. 

 V. s6r. T. 12. p. 355 (1877). 



2) G. Bonnier et L. Manr/in, Hecherclios sur la respiration et la tninspiratiiui des 

 cliampignous. Anuales des scicnces naturelles. I}iitani(iue. VI. si-r. T. 17. p. 210(18S4|. 



") K. Purietvitsch, Bildung uiul Zersetzung der organischen Säuren hei Samen- 

 pflanzen. Abhaudl. der Naturforschergesellschaft in Kiew. 1893 (russisch). 



32* 



