Intermediärer Stoffwechsel: Methoden z. Bestimmnnfr d. Atmiinfr d. rfluiizcn. 499 



imverändort. Xachdom mau die Liiuizc der (Jassäiilc eniiittclt hat. entfernt 

 man aus der Wanne die den rherschul) des Gases eutlialtende Kprouvette 

 und ersetzt sie durch eine andere Eprouvette, welche mit konzentrierter 

 Kalilauge tiefüllt ist. Durch Senken der IJirne /' und offnen des Hahnes // 

 führt man die Lau^jc in den Teil a h des Rohres ein. Durch Heben der 

 Birne treibt man die Laui?e sofort in die Eprouvette zurück und über- 

 führt iileichzeitiii' das Gas in den Teil a h des Rohres, wobei man darauf 

 Acht iiibt, dal) die (iassäule den Hahn // nicht erreicht. Die den Wan- 

 dunizen des Rohres anhaftende Lau<!:e absoi'i)iert die in dem zu analysierenden 

 Gase enthaltene Kohlensäure. Jetzt öffnet man wieder den Hahn h und 

 überführt das (las in den graduierten Teil des Rohres, wonach man die 

 Birne ./' so einstellt, dal) die Nadel (j die Oberfläche des Quecksilbers be- 

 rührt. Dann schließt man den Hahn und liest die Länge der Gassäule ab. 

 Die Differenz der beiden Ablesungen ergibt die Menge der Kohlensäure. 

 Jetzt führt man in obiger AVeise eine alkalische l'yrogallollösung in das 



l-'ig. 135. 



Rohr ein und bestimmt mittelst der vorstehend beschriebenen Manipulationen 

 die Menge des Sauerstoffes. Nach Beendigung der Analyse entfernt man 

 die Quecksilberwanne, verbindet das Ende a des Rohres mittelst eines 

 Gummischlauches mit einem kleinen Trichter, füllt den Trichter mit ver- 

 dünnter Salpetersäure, saugt die Säure in das Rohr ein und treibt sie 

 dann in die Eprouvette zurück. Diese Operation wiederholt man 2 omal. 

 wonach man das Rohr mit destilliertem Wasser mehrmals wäscht. Dann 

 entfernt man den Trichter, entleert durch Senken der Birne das Rohr und die 

 Kugel '- und trocknet das Rohr mittelst Durchsangen von Luft, wobei man den 

 das Rohr mit der Birne verbindenden (Jummischlauch entfernt. Der graduierte 

 Teil des Rohres ist mit einer Glasplatte gedeckt, wodurch ein wegen der An- 

 wesenheit des Experimentators mögliches Erwärmen des Rohres verhütet wird. 

 Bonnier und Manr/ln haben noch eine Modifikation des ursprünglichen 

 Apparates konstruiert M: das Wesen dieser Einrichtung ist aus der neben- 



') Auberf, Xouvel appareil de .MM. liouiiicr et Maiigin pour Tanalyse des gaz. 

 Revue generale de botanique. T. 3. p. 97 (1891). 



