Intermediärer Stoffwechsel: Methoden zur Bostiinniiing der Kxkrcte otf. ')\\\ 



war, wurde sterilisiert. .Jedes (i|;is erhielt ■2^^ mi-^ eines pM'i;:!ieten Niihr- 

 inediuiiis. Anfaiif^^s wurde das (Tasp:eniisrli der l\.ullur!i:läser mindestens 

 täglich untersucht und dann letztere mit Luft oder Wasserstoff durcli^'O- 

 waschen. Zur Untersuchung wurden Gasprohen mit der J/cnipeh{\\'\\ llii- 

 retto entnommen und in die Kali- und riiosphorhürette zur I^x-stimmung 

 der Kohlensäure und des Sauerstoffes übergeführt. Der Aufhau der A|)pa- 

 rate ist wie im nachstehenden bcschi-iehen (siehe Fig. 148): 



Der Apparat besteht aus einem kleinen, etwa öO r;//» fassenden Erloi- 

 wcy/erschen Kolben, in d(\ssen Hals nach Art der IJrcr/ischvhvw Wasch- 

 flaschen zwei liöhren eingesetzt sind, die durch gut. eingeschlitfenc (ilas- 

 hähne .1. B mit kapillaren Ausflußi'öhi'eii abgeschlossen werden können. 

 Um möglichst große Sichei'heit zu erlangen, dali nicht durch das Schmier- 

 mittel der Hähne ein Gasaustausch erfolgt, kann man die Hähne auch 

 zum Abdichten mit Quecksilber einrichten. Der Stopfen des Kolbens wii'd 

 vermittelst eines Glockenschliffes mit Quecksilbei- in der Weise abgedichtet, 

 wie es die Fig. 14;') zeigt. 



In den Kolben wird ein passender Nährboden h gebracht und in 

 diesen die zu untersuchenden Bakterien durch Impfung eingeführt. Der 

 Apparat bietet die Möglichkeit, unter Umständen je nach dem Zwecke der 

 Untersuchung die Züchtung in Luft oder in einem beliebigen anderen 

 Gase auszuführen, welches man in diesem Falle dui'ch \'erdrängung der 

 Hähne einfühlt. Um die beim \ersuche auftretenden (iase zu untersuchen, 

 verbindet man den Apparat mittelst einer Dreiwegkapillare mit einer 

 Hempelschen (iasbürette mit Temperatur- und Darometerkorrektion: die 

 untere starke Erweiterung des Mellrohres der lUirette ermöglicht dann, 

 die Bürette als Aspirator zu benutzen. Etwa 10 cm^ der im Kolben ent- 

 haltenen Gase kann man sodann mit Leiclitigkeit lieraussaugen. 



Hierauf werden diese Gase in der Bürette gemessen und in ganz 

 kleinen Absorptionspipetten mit den in Frage kommenden Absorptions- 

 mittehi /usammengebracht, wobei man immer durch Anwendung einer Drei- 

 wegkainllare jede Spur von Luft ausschlielU. Alle Operationen geschehen 

 über Quecksilber, die Pipetten sind mit Iieagens und (^)uecksilber gefüllt. 

 Da die Apparate sehr klein sind, die Kugeln der Pipetten brauchen höch- 

 stens 20 cm '^ Rauminhalt zu haben, so kann man den Pipetten die Form 

 der einfachen Absorptionspipetten geben. 



II. Apparat von E. Godlewski. 



Im Jahre 180() stellte A'. Goillcirski^) einen Api)arat zur Bestimmung 

 der gasförmigen Atmungsprodukte der Bakterien zusammen, welchen er 

 schon damals zu seinen Exi)erimenten bezüglich der durch Bakterien her- 



*) E. Godletvski, nitryfikacyi anioniaku i xrödhicli wcRla podczas z\ wionia sie 

 fcrmoiitöw nitrvfikacvjiiych. Kozpraw Wydzialu iiiatoniiitu'ziio-przynxhiiczi'go Akadeniii 

 Ihniojetuosci w Krakowio. T. 30 (18%). - K. (iodlncski und F. l'ohi ih'ksz , Über die 

 intraniolokularo Atmung. Extrait du Bulletin de TAcadi^mie des scienres de ("raoovie. 

 Krakau 1901. 



