Intermediärer Stoffwechsel: Methoden zur Hestimmnng der Exkreto etr. 'yj] 



sammelnden Gases zu erniügliehen, nuil) zunäc.list der Volmiiciiiulialt des 

 Apparates ein für allemal bestimmt werden. Dies fi:escliielit diinh ^Vi(•^'unff 

 des leeren Apparates samt dem Helm und dann des mit destilliertem 

 Wasser jj-efüllten. Die Differenz zwischen diesen beiden Gewichten mit ent- 

 sprechender Korrektui- für die Temperatur des Wassers gibt das innere 

 Volumen des Apparates an. Der Volumeninhalt der Zuschuliröhre a und /> 

 wird mit Quecksilber bestimmt, auch die Millimeterskaia an der Röhre c 

 wird mit Quecksilber kalibriert. 



Der Gang des Versuches ist folgender: Man gielit in den Ivollx-n A 

 100 — 150cw3 Nährmedium, stülpt den Helm, dessen Rühren mit Watte- 

 pfropfen geschlossen sind, darüi)er und sterilisiert das Ganze im Auto- 

 klaven. Nach dem Erkalten (im Autoklaven selbst) öffnet mau den Kolben 

 und impft schnell das Nährmedium mit einer Tlatinöse. Hierauf schlielit 

 man den Kolben wieder mit dem Helm und setzt nach Entfernung der 

 Wattepfropfen von den Röhren a und h dieselben mit den Ansatzröhren 

 d und c in Verbindung. Die Röhre d ist vorher etwas ausgezogen worden, 

 damit sie bei endgültiger Schließung des Apparates leichter abzuschmelzen 

 wäre, die beiden Ansatzröhren werden an der Elamme sterilisiert. Nach 

 Anbringung der Ansatzröhren werden alle drei Schliffe mit Quecksilber 

 gedichtet und das Ende der Röhre c (nach Entfernung des sie schließen- 

 den Wattepfropfens) in eine kleine Glasschale g mit Quecksilber getaucht. 

 Nun schreitet man zur Evakuation des Apparates. Zu diesem Zwecke wird 

 die Röhre d mittelst einer Mischung von Lack und Terpentin mit dei- 

 Bleiröhre o, welche zu einer guten Sprengelschan Quecksilberluftpumpe 

 führt, luftdicht verbunden. 



Jetzt setzt man die Pumpe in Bewegung und läßt sie so lange wirken, 

 bis die Höhe des Quecksilbers in der Röhre c und im Manometer der 

 Pumpe nur noch um die der derzeitigen Temperatur entsprechende Ten- 

 sion des Wasserdampfes vom Barometerstände differiert. Da während des 

 Pumpens Luftblasen eine Zeitlang beständig aus dem Nährmedium ent- 

 weichen, so dauert die Evakuierung des Apparates ziendich lauge, gewöhn- 

 lich etwa 2 Stunden. Nach beendigter Evakuation schmilzt man die Röhre 

 d an der ausgezogenen Stelle ab , wodurch der endgültige Abschluß des 

 Kolbeninhaltes nach außen bewerkstelligt wird. 



Sodann macht es schon keine große Mühe, den Gang der Kohlen- 

 säurebildung bei der intramolekularen Atmung der im luftleeren Raum des 

 Apparates befindlichen entwickelten Bakterien ([uantitativ zu beobachten. 

 Es ist klar, daß die aus dem Nährmedium mit entwickelten Bakterien 

 entweichende Kohlensäure zunächst in das umgebende Wasser und dann 

 aus demselben in den luftleeren Raum diffundieren muß, was natüilich 

 das Sinken des Quecksilbers in der Steigröhre c zur Folge hat. Man i)raucht 

 also nur die Höhe der Quecksilbersäule in der Ilöhre r, den Barometer- 

 stand und die Zimmertemperatur von Zeit zu Zeit al)zulesen . um danach 

 das jederzeitige Volumen des Gases im .\pparat zu l)erechnen. (iewöhnlich 

 nimmt man die Ablesungen täglich vor. 



